Fischer und F. Wrf.de: Verbrennungswärme organischer Verbindungen. 129 



Über die Bestimmung der Verbrennungswärme 



organischer Verbindungen mit Benutzung des 



Platinwiderstandsthermometers. 



Von Emil Fischer und Fkanz Wkeük. 



(Vorgetragen in der Sitzung vom 9. Januar 1908 [s. oben S. 1].) 



Oei den Bestimmungen von Verbrennungswärnien organischer Ver- 

 bindungen, die wir vor drei Jahren mitteilten', wurde eine Berthelot- 

 sche Bombe nebst Kalorimeter benutzt, die auf elektrischem Wege 

 geeicht waren; mithin wurden die Verbrennungswärmen auch in elek- 

 trischen P]inlieiten erhalten. 



Die (4rundeichung unseres Apparates war von den HH. W. Jaeger 

 und VON Steinwehr in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu 

 C'harlottenburg ausgeführt worden mit einer Genauigkeit, die von 

 ihnen auf 2 Promille des Wertes geschätzt wurde. Da die Ungenauig- 

 keit der Messungen zum erheblichen Teil durch die Verwendmig 

 eines Quecksilberthermometers veranlaßt war, so lag der Gedanke 

 nahe, dieses durch ein elektrisches Thermometer zu ersetzen. Das 

 ist von den HH. Jaeger und von Steinwehr bei der neuen Grund- 

 eichung unseres Kalorimeters geschehen. 



Durch diese Maßregel und andere kleine Veränderungen am System, 

 wie z. B. erhebliche Vermehrung der Wassermenge, ist es ihnen ge- 

 lungen, den Fehler des Eiehungswertes so weit herabzusetzen, daß er 

 nach einer an uns gerichteten Privatmitteilung sicher nicht mehr als 

 0.5 Promille beträgt. 



Wir haben nun mit demselben Instrument und unter den gleichen 

 Bedingungen einige Verbrennungswärmen bestimmt und glauben, auch 

 hier, insbesondere durch die bessere thermometrische Messung, eine 

 größere Genauigkeit erzielt zu haben, als dies früher möglich war. 

 Denn bei Substanzen, die gut verbrennen, betrug die Abweichung 

 vom Mittel bei 1° Temperaturerhöhung nicht mehr als 0.5 Promille. 



Wir haben die verbesserte Methode benutzt, um für einige Sub- 

 stanzen, besonders für Rohrzucker und Benzoesäure, die Ver- 

 brennungswärme möglichst genau festzustellen, damit sie als Grund- 

 wert für die Eichung andrer Bomben benutzt werden kann. 



' Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1904, XX, S. 6870". 



