1 BO Gesamiiitsit/.uns vom 30. Januar 1908. — Mittheilung vom O.Januar. 



Entsprechend der Grundeichung unsres Kalorimeters sind alle 

 Werte für die Verbrennungswärmen in Kilowattsekunden bestimmt 

 und nur diese dürfen als Originalwerte betrachtet werden. Zum Ver- 

 gleich mit andern Verbrennungswärmen, die in Kalorien ausgedrückt 

 sind, haben wir allerdings eine Umrechnvmg vorgenommen, bei der 

 eine Kilowattsekunde gleich 0.2390 Kalorien gesetzt wurde. 



Wii" bemerken jedoch ausdrücklich, daß diese umgerechneten 

 Werte alle Fehler enthalten, die in der Bestimmung des Verhältnisses 

 von Wattsekunde zur Kalorie liegen, und daß auch die Änderung 

 der spezifischen Wärme des Wassers mit der Temperatur zur Zeit nicht 

 genau genug bekannt ist. Der von uns angenommene Wert von 

 0.2390 scheint am genauesten für die Temperatur 15° zuzutreffen. 



Wie aus der später gegebenen Tabelle hervorgeht, liegen unsere 

 eigenen Bestimmungen alle zwischen i 5° und 20°. Für die Messungen 

 selbst waren diese Temperaturunterschiede gleichgültig, da unser Ka- 

 lorimeter nach den Beobachtungen der HH. Jaeger und von Steinwehr 

 keinen Temperaturkoeffizienten zeigte. 



Beschreibung des Apparates. Als Kalorimeter benutzten wir 

 das übliche, den Chemikern wohlbekannte Modell. Die BERXHELOTsche 

 Bombe war in der von Kröker angegebenen Weise modifiziert und 

 von Peters (Berlin) geliefert. Sie hatte einen Inhalt von 275 ecm und 

 ihr Innenraum war vollständig mit Platin in der Stärke von 0.3 mm 

 von Heraeus (Hanau) ausgekleidet'. Das zylindrische Messinggefäß, in 

 dem sich die Bombe und das Platinthermometer befinden, hatte 1 5 cm 

 Durchmesser und 26 cm Höhe. Das Gewicht desselben betrug 723 g, 

 mit der Wasserfüllung 4450 g — gewogen in Luft. Die Menge des 

 Wassers war so groß gewählt, daß die Polklemmen der Bombe sich 

 etwa 2^ cm unterhalb der Oberfläche befanden. 



Zum Rühren des Wassers glaubten wir anfangs dem Quirlrührer, 

 den erst Berthelot und später Longuinine beschrieben haben, den Vor- 

 zug geben zu müssen, weil bei seiner Anwendung keine mit Wasser 

 benetzten Teile aus der Flüssigkeit herausgehoben werden. Um die 

 Wärmeleitung noch möglichst zu verringern, hatte der von uns be- 

 nutzte Quirlrührer als Stiel eine starke Hartgummistange, die unge- 



' Die HH. T. W. Richards, L. J. Henderson und H. L. Frevert haben bei 

 iler von ihnen gebrauchten Bombe den zur Dichtung verwendeten Bleiring mit einer 

 Blattgoldschicht überzogen, um seine Oxj'dalion zu verhindern (s. Proc. of the Am. 

 Acad. 42. (21) 576). Wir haben diese Maßregel bei unserem Apparat niciit ange- 

 wendet, weil der Bleiring höchstens zu ^ mm Bieite für den Sauerstoff freiliegt. Er 

 überzieht sich bei den Versuchen wohl mit einer ganz dünnen Oxydschicht, die aber 

 als Schutz gegen die fortschreitende Oxydation bleibt, so daß wir die Wärmemenge, 

 die bei der einmaligen Verbrennung entsteht, für so gering halten können, daß sie 

 für uns nicht in Betracht kommt. 



