182 Gesammtsitznng vom 30. Januar 1908. — Mittheiluna; vom 9. Januar. 



s,i{Li 



erliöhung bei der Verbrennung entsprechend kleiner; da aber ander- 

 seits die Temperaturmessung durch das Platinthermometer außerordent- 

 lich viel genauer ist, so überwiegen die Vorteile, welche die Anwendung 

 der großen Wassermenge hat. Wir rechnen dahin einerseits die geringe 

 DilTerenz zwischen Anfongs- und Endtemperatur, die bei den später 

 angeführten Verbrennungsbestimmungen 0.9° bis 1.6° betrug, und 

 anderseits den Umstand, daß die Bombe sich ganz in Wasser befindet. 

 Das von uns beniitzte Platin widerstandsthermometer war das- 

 selbe, das die HH. Jaeger und von Steinwehr bei der Eichung der 

 Bombe benutzten. Seine Konstruktion, Empfind- 

 lichkeit, Zuverlässigkeit und Eichung ist von 

 diesen Herren eingehend geschildert worden', 

 ebenso wie die Vorrichtungen zum Messen des 

 Widerstandes. 



Zur leichteren Orientierung wollen wir hier 

 folgende kurze Angaben darüber machen: 



Das Platinwiderstandsthermometer (s. Fig. I) 

 bestand- ans einem Drahte von reinstem Platin 

 der Firma Herseus (Hanau) von o. i mm .Stärke 

 und ungefähr 35 cm Länge. Dieser war, mit 

 einem Seidenfaden umsponnen und mit Schellack 

 bestrichen, isoliert in ein Messingkapillarrohr R 

 eingezogen. An beiden Enden waren je 2 isolierte 

 Kupferdrähte angelötet, die aus der Kapillare 

 herausragten und an vier Klemmschrauben s, — s^ 

 des Ebonitkopfes E, der die Enden des Rohres 

 verschloß, angelötet waren. Die Lötstellen von 

 Platin und Kuj^fer lagen so tief, daß sie sich 

 während der Messungen im Wasser des Kalori- 

 meters befanden. 

 Die Trägheit des Instruments war so gering, daß sie bei unseren 

 Messungen nicht berücksichtigt zu werden brauchte. 



' I. W. Jaegkr und H. von Sieinvvkh«, Bestimmung des Wasserwertes eines 

 BERTHELOTSchen Kalorimeters in elektriseiien Einheiten. \'erl]andl. d. D. Physik. Ges. 

 5. 50 (1903). — II. Dieselheu, Erhöhung der kalorimetrischen Meßgenauigkeit durch 

 .Vnwendung von Platintherinometern. Ebenda 5. 353 (1903). — III. Dieselben, Beitrag 

 zur kalorimetrischen Messung von Verbrennungswärmen. Zeitschrift f. ph3'sik. Chemie. 

 53. 2. 153 (1905). — IV. Dieselben, Bemerkung zu einer Veröifentlichung der HH. 

 Richards, Henderson und Korbes. Ebenda 54. 4. 428 (1906). — V. Dieselben, 

 Anwendung des Platintherniometei's bei kalorimetrischen Messungen. Zeitschrift f. In- 

 strumentenkunde 1906, 8. 237. — \'I. Diesellien, Eichung eines BeRrHELoi sehen Ver- 

 brennungskalorimeters in elektrischen Einheiten mittels des Platinthermometer.s. An- 

 nalen d. Physik IV. 21 (1906) 23. — VII. W. Jaeger, Über die Empfindlichkeit des 

 Platinwiderstandsthermometers. Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1906, 9. 278. 



