134 Gesamintsitzung vom 30. Januar 1908. — Mittheilung vom O.Januar. 



nannten Wider.stand nach dem Beispiel der IUI. Jaeger und von Stein- 

 wehr einen Kompen.sationsapparat von Woi.ff (Berlin). 



Messung: Wie bei den älteren Messungen mit dem Quecksilber- 

 thermometer können auch bei den Bestimmungen mit dem Wider- 

 standsthermometer (b-ei Perioden unterschieden werden: i. der Vor- 

 versuch, während dessen der gleichmäßige Gang der Temperatur beob- 

 achtet wird, 2. der Hauptversuch, der mit der Einleitung der Ver- 

 brennung beginnt und bis zum Wiedereintritt eines gleichmäßigen 

 Temperaturganges ausgedehnt wird, und 3. der Nach versuch, der zur 

 genaueren Beobachtung dieses letzteren Ganges dient. Die von »ins 

 gewählten Zeiten sind: 



1 . 10 bis 1 5 Älinuten, 



2. 5 ( » 10) « und 



3. (10 « ) 15 " • 



Ein ganz gleichmäßiger Gang tritt gewöhnlich erst 6 — 8 IMinuten 

 nach der Zündung Avieder ein. 



Um aber »Strahlungskorrektionen«, d. h. »Korrektionen tür den 

 Wärmeaustausch mit der Umgebung«, von vergleichbarer Größenord- 

 nung für eine Reihe von Versuchen zu erhalten, empfiehlt es sich, 

 regelmäßig dieselbe Zeitdauer för den » Hauptvei*such « anzunehmen: 

 wir haben daher immer die 6. Minute als Beginn des Nach Versuchs 

 gewählt und die zugehörige Temperatur aus dem nachfolgenden Gang 

 rekonstruiert. Die sehr kleine Differenz zwischen dieser und der ab- 

 gelesenen Temperatur geht in die »Strahlungskorrektion« ein. 



Wie schon oben erwähnt, berulit die Widerstandsmessung bei un- 

 seren Versuchen auf einer Vergleichung des Thermometers T (s. Fig. 2) 



„ .-, mittels eines Differential- 



rig. 2. , ^ . . 



galvanometers Cr mit einem 



festen Widerstand, dessen 



Wert durch genau bestimmte 



Nebenschlüsse abgeändert 



wird: in unserem Fall liegt 



parallel zu der 8-Ohm-Man- 



ganinbüchse — in Paraffin- 



öl — ein Stöpselrheostat {w) 



von 100 bis 1 30 Ohm, sowie 



der genannte Kompensationsapparat {N), dessen Gesamtwert 1 5000 Ohm 



beträgt. Von diesen beiden Nebenschlüssen wird der erstere {w) so 



gewählt, daß er lür den jeweiligen Versuch unverändert bestehen 



bleiben kann, d. h., daß der Bereich des Kompensationsapparats für 



die gesamte Widerstandsänderung ausreicht. 



I ^ — 700V 

 Jl ^ — .^^AA— 



¥K:TB. 



