Fischer und F. Wrede: Verbrenniingswärme organischer Verbindungen. 135 



Für die spätere Rechnung ist es bequem, fiir ir nur drei oder 

 vier verschiedene Werte, also etwa loo, i lo, 120 oder 1300hm zu 

 nehmen. 



Für die .SchaltunsJ- hat sich die von Koiilkausch angegebene Me- 

 tlio(U> des übergreifenden Nebenschhissos als die geeignetste erwiesen. 

 Außer dem hierfür notwendigen Stromverzweiger V war noch ein 

 einfacher Kommutator in den Meßstronikreis eingeschaltet, der in der 

 Skizze nicht angegeben ist. 



Zum Regulieren des Meßstroincs, der von dem einzelligen Akku- 

 mulator A geliefert wurde, diente ein Stöpselrheostat. Während für 

 die Messung der Gänge 500 Ohm eingeschaltet waren, wurde zum 

 gröberen Einstellen sowie zum Ablesen der Teniperatm-kurve des Ilaupt- 

 versuchs der Widerstand um 5000 oder loooo Ohm verstärkt: hier- 

 durch werden die Ausscliläge des Galvanometers und entsprechend 

 die Empfindlichkeit der Messungen auf das nötige Maß reduziert. 



Eine Differenz zwischen der Widerstandsgleichheitslage des Gal- 

 vanometers und der Nullpunktsstellung des stromlosen Instruments be- 

 ruht auf der Ungleichheit der Wickelungen und Leitungen, und wird 

 beseitigt, indem man in den stärkeren Stromzweig einen Widerstand (x) 

 einschaltet, der so abgeglichen wird, daß der Ausschlag beim Kom- 

 mutieren NuU wird. 



Der Verlauf eines Versuchs läßt sich nunmehr folgendermaßen 

 darstellen : 



Nach Vorbereitung des Kalorimeters läßt man das Rührwerk etwa 

 10 Minuten arbeiten. Darauf wird, zunäclist mit dem schwachen Strom, 

 ein ungefährer Ausgleich der Widerstände und der Galvanometerkreise 

 vorgenommen. Nunmehr beginnt, unter Einschalten des stärkeren 

 Meßstromes, die Ablesung des Vorversuchs: da es bei einigermaßen 

 schneller Temperaturänderung auch mit den Kurbeln des Kompen- 

 sationsapparates nicht möglich wäre, zu einem bestimmten Zeitpunkt 

 den jeweiligen Widerstand zu fixieren, so lesen wir die Zeit ab, zu 

 der die Differenz der Ausschläge des Galvanometers beim Umlegen 

 des Stromverzweigers für einen vorher eingestellten Widerstand N den 

 Wert Null erreicht. Den Widerstand N wählt man dann so, daß er 

 in etwa i bis 2 Minuten eiTcicht wird, so daß also alle i bis 2 Mi- 

 nuten wenigstens eine Ablesung stattfinden kann. 



Nach 10 bis 15 Minuten schwächt man den Meßstrom ab und 

 leitet — unter Ablesen der Zeit — die Verbrennung ein. Bei einiger 



' Der Stromverzvveiger V besteht aus den zehn in der Figur angedeuteten Queck- 

 silbernäpfen, von denen acht jjaarweise fest miteinander verbunden sind, und einer 

 Wippe, deren Umlegen die Verbindungen so abändert, daß die an der Figur durch 

 inuiktiertc Linien angegebenen Stromzvveige symmetrisch auf die imtere Hälfle entfallen. 



14* 



