214 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 20. Februar 1908. 



Fig.l. 



ee l^i 



Wesentlich ist es natui'gemäß, den Stab und die Lötstellen wäh- 

 rend des Versuches vor Luftströmungen zu schützen. Die langsamen 

 Schwankungen der Zimmertemperatur störten den praktischen Ver- 

 such, der nur kurze Zeit in Anspruch nimmt, in keinem Einzelfalle 

 derart, daß eine Unsicherheit bezüglich der Lage der kritischen Sj^an- 

 nung auftauchen könnte. Die Kaltlötstellen befanden sich gemeinhin 

 in Ölgefäßen 3, 4 (Fig. i). 



Die Thermokräfte wurden zum Teil mit einem Drehspulgalvano- 

 meter von Hartmann & Braun, das mit objektiver Spiegelablesung 

 ausgerüstet war, zum Teil mit einem kleinen Saitengalvanometer (b, 

 Fig. i), Bauart Einthoven-Edelmann, gemessen. Für die Wahl des letz- 

 teren waren Versuche ausschlaggebend, die sich auf das Studium 

 zeitlich rasch verlaufender Formänderungen (Schlagversuche) beziehen. 

 Das schwingende System des Saitengalvanometers bestand aus einem 

 dünnen Goldfaden (b) von 87 Ohm Widerstand und 0.0085 mm Durch- 

 messer, der unter dem elektrodynamischen Einfluß des ihn durch- 

 fließenden Thermostromes einerseits und eines senkrecht zur IVIikro- 

 meterskala gerichteten elektromagnetischen Kraftlinienfeldes anderseits 

 parallel zur Skalenebene ausweicht. Die Empfindlichkeit des Instru- 

 ments kann durch Entspannung des Fadens in sehr weiten Grenzen 

 geregelt werden; der Ausschlag erfolgt in Anbetracht des geringen 

 Trägheitsmoments des schwingenden Systems außerordentlich rasch. 

 Die Anzeige des Instruments ist der elektromotorischen Ivraft in den 



