E. Rasch: Kritische Spannung in festen Körpern. 



215 



einzelnen Ablesebezirken nicht völlig proportional. Bei den später mit- 

 zuteilenden Versuchen entspricht eine Schätzungseinheit S- der Able- 

 sung den nachstehenden Temperaturen: 



Für praktische Zwecke hat sich diese Empfindlichkeit als aus- 

 reichend erwiesen. Für feinere Untersuchungen ist eine Bolometer- 

 doppelbrücke vorgesehen. Die symmetrisch in einem innen geschwärz- 

 ten Kasten angeordneten acht Einzelzweige der Doppelbrücke bestehen 

 aus dünnen Platinfäden, die in kleinen evakuierten Glasbirnen ange- 

 ordnet sind. Die Herstellung der Bolometerlampen erfolgte in dan- 

 kenswerter Weise durch das Glühlampenwerk der Deutschen Gasglüh- 

 licht-Aktiengesellschaft. 



Die Zugversuche wurden zumeist an Stäben von 3.14 qcm Quer- 

 schnitt, 22 cm prismatischer bzw. zylindrischer Länge und üblicher 

 Probenform ausgeführt. Zur Verwendung kam eine Prüfmaschine, 

 Bauart Pohlmeyer, mit 50000 kg Kraftleistung und hydraulischem 

 Kraftantrieb. Die Kraftmessung erfolgt durch eine in Fig. i schema- 

 tisch angedeutete Neigungswage c, die mit einem MARTENsschen Kraft- 

 anzeiger und Schaulinienzeichner ausgerüstet ist, der die Formände- 

 rungen des Probestabes als Fimktion der Zugkräfte aufzeichnet. 



Dehnungsmessungen bis zur Streckgrenze wurden mit Hilfe Mar- 

 TENSscher Spiegelapparate ausgeführt. 



Versuchsergebnisse. Bei weicherem Flußstahl setzt der Streck- 

 vorgang gemeinhin rasch ein und macht sich auch durch Absinken 

 der Pendelwage mehr oder minder deutlich kenntlich. In diesem ty- 

 pisch ausgeprägten Falle wird die Streckgeschwindigkeit größer als 

 die konstante Vorschubgeschwindigkeit des Kraftkolbens, so daß sich 

 der Stab durch den Streckvorgang selbst entspannt. 



Tabelle i veranschaulicht den Versuchsverlauf für einen Stahl- 

 rundstab von 2.010 cm Durchmesser, dessen Streckgrenze sich durch 

 die Umkehr der Galvanometeranzeige S- und gleichzeitiges Absinken 

 der Kraftanzeige bei einer Zugkraft von 10710kg (p^=: 3380 kg qcm) 

 scharf zu erkennen gibt. Es bedeutet — S- eine Abkühlung, +£- eine 

 Erwärmung des Stabes in den Ablesungseinheiten des Saitengalvano- 

 meters. 



22* 



