556 Sitzuii;; dt'i- j)li)'siltali.sch-matliematischen Classe vom 21. Mai 1908. 



Hell die ersten Glieder einer Hauptserie von Triplets, andere die ersten 

 Glieder einer Ilauptserie von Duplets darstellen. Außer diesem reichen 

 Scrienspektruni l)esitzt Sauerstoff ein linienreiches Spektrum, das im 

 kondensierten Funken in großer Intensität erscheint, während dann 

 das Serienspektrum nur wenig intensiv ist. Außer diesen zwei Linien- 

 spektren sind dem Sauerstoft' zwei verschiedene Bandenspektra eigen: 

 das eine, das «negative« Bandenspektrum, wird von der negativen 

 Glimmschicht emittiert und erstreckt sich von Blaugrün bis zu Rot; 

 das andere, das >'])ositive« Bandenspektrum, wird von der positiven 

 Lichtsäule emittiert und liegt im äußersten Ultraviolett. 



§ 2. Apparate und Methoden. — Das negative Resultat des 

 Hrn. Paschen an den Serienlinien des Sauerstoffes ließ mich von vorn- 

 herein erwarten, daß der DoppLER-Eftekt bei diesen Linien, wenn er 

 überhaupt vorhanden ist, nur eine geringe Intensität besitzt. Ein 

 positiver Erfolg war nur von einer großen Intensität der Spektral- 

 linien auf der photographischen Platte zu erhoffen, also von großer 

 Reinheit der Gasfüllung, großer Stromstärke, langer Exposition und 

 vor allem von großer Lichtstärke des verwendeten Sjjektrographen. 



Es stand mir ein Spektrograph zur Verfügung, der speziell lur 

 die Untersuchungen an Kanalstrahlen nach meinen Angaben und Vor- 

 schlägen von Hrn. Löwe von der Firma Zeiß in hervorragend guter Aus- 

 fuhrung gebaut wurde. Auf einer großen massiven gußeisernen Platte 

 sind bei diesem Apparat dicke eiserne Träger für das Kollimatorrohr, 

 den Prismentisch und die Kamera fest montiert; diese stabile Aufstellung 

 der Teile des Spektrographen macht ihn unempfindlich gegen schwache 

 Erschütterungen und ermöglicht lange Expositionen ohne Beeinträchti- 

 gung der Schärfe der Abbildung. Sein Kollimator- und Cameraobjektiv 

 besitzen das Öffnungsverhältnis 1:6.5, einen Durchmesser von 50 mm, 

 eine Brennweite von 305 mm; das Kollimatorobjektiv ist dreiteilig, 

 das Kameraobjektiv ein Apochromatplanar. Der symmetrische Mikro- 

 nieterspalt hat eine Höhe von 14 mm. Das Prisma ist ein Kompound- 

 prisnia aus Flintglas (np:^ 1.68) und Kronglas («/•= i-47); die Winkel 

 sind für senkrechten Eintritt und nahezu senkrechten Austritt der 

 Lichtstrahlen bemessen; seine Höhe beträgt 50 mm. Ich verwendete 

 den Spektrographen in zwei verschiedenen Einstellungen : die eine 

 liefert das Gebiet von A 4050 bis A 6700 scharf, die andere das Ge- 

 biet von A 3800 bis A 4070. Bei der gewählten Einstellung beträgt 

 die Dispersion 13 A bei A 6600, 4.4 A bei A 5000, 2.6 A bei A 4400, 

 1.12 A bei A 3900 auf o. i mm der photographischen Platte. Die 

 geringe Dispersion oberhalb A 4700 macht den Spektrographen zur 

 Untersuchung von Dori>LER-ElTekten, die kleiner sind als 2 A, ober- 



