Klein : Krystallographisch -optische Untersuchungen. -1 .) i 



Selbstverständlich harten dieser einfachen Vorrichtung mehrere 

 Mängel an. Einmal ist die Ablesung der Drehung nicht sehr genau, 

 dann vermag man es nicht oder doch nicht ohne grosse Mühe in 

 Strenge eine Fläche, von der man ausgehen will, genau horizontal 

 zu stellen; auch bietet mitunter die genaue Einstellung des Krystalls 

 selbst, z. B. mit einer seiner Kanten parallel der Drehaxe. Schwierig- 

 keiten dar. Endlich fehlt, abgesehen von der Tischbewegung des 

 Mikroskops und der in deren Ebene liegenden Drehbewegung des 

 Apparats, die auf jener Ebene, senkrecht stellende dritte Bewegung 

 — allein alle diese Mängel lassen sich an dem kleinen Drehapparat 

 nicht beseitigen, ohne ihn gleich viel complicirter und theuerer zu 

 machen. Zunächst sollte der kleine Apparat auch nur als Hülfsvor- 

 richtung bei vertical disponirten Instrumenten Anwendung finden und, 

 da die Verwendung von Flüssigkeiten, die die Metalle angreifen, nicht 

 ausgeschlossen war, so musste im Innern des Gefässes nur Glas mit der 

 Flüssigkeit in Berührung kommen. Danach war die Anbringung von 

 metallenen Dreh Vorrichtungen im Innern des Gefässes nicht möglich. — 



Wie die nachfolgende Darlegung zeigen wird lässt sich schon 

 mit der einfachen Vorrichtung sehr viel erreichen ; um indessen 

 feinere Beobachtungen, deren Noth wendigkeit sich auch herausstellt, 

 gleichfalls vornehmen zu können, werde ich zum Schlüsse die Dis- 

 position eines weitergehenden Anforderungen gerecht werdenden 

 Instrumentes schildern, 



1. Untersuchungen im convergenten polarisirten Lichte. 



a. Optisch einaxige Krystalle. 



Will man die Axenerscheinung suchen, so wird man. wenn 

 keine äussere Krystallform da ist, die leitet, das betreffende Stück 

 in einer beliebigen und danach in einer dazu senkrechten Richtung 

 nach einander an den Träger ankleben, mit der passenden Flüssigkeit 

 einhüllen und durch Drehen die Position der optischen Axe ermitteln. 

 Natriumlicht leistet hierbei sehr gute Dienste. 



Ist die Richtung dieser letzteren bekannt oder aus der äusseren 

 Form des Krystalls zu entnehmen, so wird man denselben senkrecht 

 zur optischen Axe am Stiele des Drehapparats befestigen und kann 

 dann alle Erscheinungen, welche Platten senkrecht, geneigt oder parallel 

 der Axe zeigen, mit einer Drehung um 90 sich nach einander vor- 

 führen und so besonders schön im Natriumlichte alle Übergänge der 

 verschiedenen Curven in einander erkennen. Fernerhin ist es mit Zu- 

 Sitzungsberichte 1891. 10 



