Klein: Krystallographisch - optische Untersuchungen. 44»j 



mein*, allmählichen Änderungen der Interferenzerscheinungen im con- 

 vergenten polarisirten Lichte u. s. w.) auf allen Flächen beliehiger 

 Zonen zu verwenden. — Seine Bedeutung für die Zwecke der Praxis 

 tritt hierdurch gebührend zu Tage. 



Will man ein genaueres Instrument haben, so muss man die 

 horizontale Lage der Drehaxe verlassen und ein Mikroskrop in hori- 

 zontaler Stellung- mit dem Centrir- und Justirapparat eines vollkommenen 

 Axen Winkelapparats verbinden, bei dem der Krystall um eine verti- 

 eale Axe gedreht wird. — 



Nehmen wir an die betreffenden Theile eines solchen: Theilkreis 

 mit Nonius, Centrir- und Justirvorrichtung seien nebst dem Stativ, 

 welches diese Theile trügt, gegeben, 1 so ist es nur nöthig den Krystall 

 an einen Glasstab zu kleben, auf dass er in Strenge bezüglich einer 

 Kante centrirt und justirt werden könne. Die volle Umdrehung durch 

 360 ist vermittelst der bekannten Drehvorrichtung am Kreise zu be- 

 sorgen und sind dabei die Winkel bis auf Minuten abzulesen. 



Anstatt der optischen Theile des Axenwinkelapparats werden in 

 die Hülsen die optischen Theile eines Mikroskops gefügt, so dass die 

 Frontlinsen von Objectiv und Condensorlinsensatz vor dem Polarisntor 

 einem Flüssigkeitsgefäss von möglichster Enge und mit dünnen, plan- 

 parallelen Wänden versehen, bis zur Berührung nahe kommen. In 

 dieses letztere taucht der sorgfaltig eingestellte Krystall. Um eine 

 Fläche desselben genau senkrecht zur optischen Axe des Instrumentes 

 stellen zu können ist dasselbe mit einer GAUSs'schen Spiegelvorrichtung 

 versehen. Überdiess kann das Mikroskop zur Beobachtung des Axen- 

 austritts eingerichtet werden und besitzt alle gebräuchlichen Neben- 

 theile. — Der drehbare Tisch muss durch die Di?hung der Nicols 

 ersetzt werden, die gleichzeitig zu erfolgen hat und bei der man den 

 Winkelwerth der Drehung auf einem um das Ocular herumgehend 

 angebrachten Kreise abzulesen vermag. — Ein so hergestelltes Instrument 

 erfüllt die meisten der Wünsche, die man an das einfachere noch zu 

 stellen berechtigt war, ist aber auch erheblich theurer. — Es wird 

 sich in der Folge beim Arbeiten mit demselben zeigen, ob es genügt 

 die Flüssigkeit, welche den Krystall umgibt, von demjenigen mittleren 

 Brechungsverhältniss zu wählen, welches für die zwei einer jeden 

 Zone eines zweiaxigen Krystalls zukommenden Extreme gilt, oder 

 ob man erheblich bessere Resultate erzielt, wenn man von der Stelle 

 stärkster Brechung ausgeht, danach die Brechungsverhältnisse der 

 Flüssigkeit einrichtet und während der Operation nach der Stelle 

 schwächster Brechung hin jene successiv verdünnt. — 



1 Neues Jahrb. f. Mineralogie 1885, I. 8. 180. 



