510 Gesaniiiitsit/.ung vom 4. ]\Iai. — INIittlieiliing vom 27. Apiil. 



eine Substanz, näinlicli für Kohlensäure behandelt, muss man bei con- 

 stanten Temperaturen zusammengehörige Werthe des Reibmigscoef- 

 ficienten, der Dichte imd — aus mancherlei Gründen — des Drucks 

 bestimmen. 



Als Maass des Drucks benutzen wir den umgekehrten Werth des 

 Volumens einer Stickstofi'masse bei constanter Zinunerteniperatur, in- 

 dem das Volumen dieser Masse bei dem Druck einer Atmosphäre =: i 

 gesetzt wird. Zur Messung des Drucks nach dieser Definition diente 

 ein vStickstoffmanometer , welches immer mit dem Hauptapparat in 

 Verbindung stand und Drucke zwischen 30 imd 120 Atmosphären 

 auszuwerthen erlaubte. 



Die Dichtigkeit der über die kritische Temperatiu- hinaus erwärmten 

 Substanz Ijestimmten wir durch vohmietrische Messung der Kohlen- 

 säure, welche jedesmal beim Uebergang von einer grösseren zu einer 

 kleineren Dichte aus unserem Apparat, dessen Volumen wh- kannten, 

 herausgelassen wurde; die Dichtigkeit der Masse im Apparat nach 

 Beendigmig einer Versuchsreihe berechneten wir aus dem Druck, der 

 dann etwa 30 Atmosphären betrug, nach der Formel von C'lausius\ 

 welche bei so kleinem Druck mit den Beobachtungen hinlängüch 

 übei'einstimmt. Bei der Temperatur 32.6° umfassen unsere Versuche 

 das zwischen o. I und 0.8 gelegene Litervall der Dichten. 



Zur Bestimmung des Reibungscoefücienten lienutzten wir die 

 Methode der Strömung durch CapUlarröhren. Die vertical gestellte 

 CapUlare mündete unten in ein in Quecksilljer tauchendes Messrohr, 

 oben in einen Raum A, welcher a'ou dem übrigen Ravmi B des Appa- 

 rates durch einen Hahn zeitweise abgeschlossen und in welchem dann 

 durch Herauslassen von Kohlensäure eine Druckverminderung erzeugt 

 werden konnte. Nachdem dadmch das Quecksilber in der Messröhre 

 gehoben war, winden die Räume A und B wieder A'ei'bunden; aus 

 der Fallzeit des Quecksilbers in der Messröhre zwischen Marken wurde 

 mittels der Constanten des Apparates der Reibungscoefficient berechnet. 



Es wurden drei Capillaren angewandt, deren Radien bei ehier 

 Länge von 6 — 7"°' 0.005 162™% O.OO3601™. 0.002847"" betrugen. 

 Die Gültigkeit des PoisEuiLLE'schen Gesetzes wurde controlirt. eine 

 Gleichmig lässt sich aus den Versuchen nicht entnehmen. 



Die gewonnenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammen- 

 gefasst, in welcher t die Temperatur nach dem Luftthei-mometer, s unil 

 |a Dichtigkeit und Reibungscoefficienten im Gramm -Centimeter- Secinide- 

 system, p den Druck in dem angeführten Maass bedeutet. A ist der 

 Luftgehalt der Substanz in Volumtlieilen. wie ihn die Analyse ergab. 



\Vikdemann".s .\riii;il('ii 11. s. w. Bil. IX. S. 3,^8. 



