138 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 23. Februar. 



ungefähr quadratisches Stück des niedergeschlagenen Metalles, welches 

 im durchfallenden Licht noch möglichst gleichförmig erschien, so dass 

 man annehmen konnte, dass die Metalldicke durchweg <lic gleiche sei, 

 ahgegrenzt. Dies Stück stand dann mit dem andern Theil nicht mehr 

 in leitender Verbindung. Ant' zwei gegenüberliegenden Kanten des 

 abgegrenzten Stückes wurden der ganzen Länge nach zwei Drähte 

 angelöthet, welche den primären Strom zufuhren sollten, auf den 

 anderen Kanten wurden möglichst in die Mitte zwei dünne Drähte 

 gelöthet, die Hall -Elektroden. Der ganze Flächeninhalt der benutzten 

 Metallschicht betrug meist weniger als '/ 4 f|0,n . 



2. Der Magnet. 



Zur Erzeugung des Magnetfeldes diente ein älterer, mittelgrosser 

 Elektromagnet Ruiimkorff'scIht Construction. Da ich zu möglichst 

 hohen Feldern kommen wollte, mussten besondere Polstücke angefertigl 

 werden. Es waren dies abgestumpfte Kegel, deren vordere kreis- 

 förmige Abstumpfungsfläche einen Durchmesser von i o""" hatte. Die- 

 selben waren für die Beobachtung der l'ircularpolarisation mit centralen 

 Durchbohrungen von 3""" Durchmesser versehen. Die beiden Polilächen 

 hatten einen Abstand von 5""". Das Magnetfeld zwischen ihnen ist als 

 homogen zu betrachten. Da die grösste Seitenlänge der benutzten 

 Platten 7""". der Durchmesser der Polplatten dagegen 10""" betrug, so 

 konnten die Metallstücke zwischen den Polplatten stets so eingestellt 

 werden, dass sie mit ihren Flächen senkrecht zu den magnetischen 

 Kraftlinien sich ganz in dem homogenen magnetischen Feld befanden. 

 Für die Bestimmung der elektromagnetischen Circularpolarisation in 

 den Schichten von Fe, Co und Ni musste abwechselnd die Metallschicht, 

 in welcher der FlALL-Fftect beobachtet war und eine von dem Metall 

 freie, platinirte .Stelle des Glases zwischen die Pole gebracht werden, 

 um durch Diilerenzbostimmungon die Drehung der Polarisationsebene 

 in Fe. Co und Ni zu erhalten. Zu diesem Zweck war die mit dem 

 Metall überzogene platinirte Glasplatte an einem verschiebbaren Gestell 

 angebracht, dessen Verschiebungen durch Anschläge begrenzt waren, 

 so dass mit Sicherheit immer die eine oder die andere Stelle genau 

 in die Mitte des Magnetfeldes, vor die Durchbohrungen gebracht werden 

 konnte. Der Magnet wurde durch den Strom, den die Berliner Elek- 

 tricitätwerke liefern, erregt. Um verschiedene Magnetfelder zu er- 

 halten wurden in den magnetisirenden Strom passende Widerstände 

 eingeschaltet. 



