Kundt: Das Hai.l'scIic Phaenomen in Eisen, Coball und Nickel. 139 



3. Der optische Apparat. 



Als Lichtquelle für die Drehungsbestimmungen diente ein Linne- 

 MANN'scher Zirconbrenner. Der Polarisntor war ein Doppelnicol nach 

 der Angabe von Lippich. Das analysirende Nicol befand sicli in einem 

 Theilkreis, welcher mit Hülfe eines Nonius o?oi abzulesen gestattete. 

 In den Gang der Strahlen war ein rothes Glas eingeschaltet, so dass 

 die Drehung für das ziemlich homogene Licht, welches durch dieses 

 hindurchgiehg, gemessen wurde. Die Intensität des magnetischen Feldes 

 hei jedem einzelnen Versuch wurde in folgender Weise ermittelt. 



Von früheren Versuchen stand eine Glasplatte zur Verfügung, 

 deren VERDET'sche Constante für Natriunilicht genau bestimmt war. 

 Durch Ermittelung des Verhältnisses der Drehung von Natriumlicht 

 und von dein benutzten rothen Licht in dieser Platte bei irgend einer 

 Feldstärke wurde zunächst die Vekdet'scIic ('(instante dm- Vergleichs- 

 platte für rothes Licht gefunden. Ist diese bekannt, so ist es nur 

 nöthig, für eine Feldstärke die Drehung, welche die Polarisations- 

 ebene des rothen Lichtes in dieser Normalplatte erfährt, zu vergleichen 

 mit der Drehung durch die betreffende Glasplatte, auf welcher Fe, 

 Co oder Ni niedergeschlagen ist, um für sämmtliche magnetische 

 Felder, in welchen Drehung und das IIau/scIio Phänomen an der 

 betreffenden Platte beobachtet ist. die Intensität in absolutem Maasse 

 berechnen zu können, da die Drehung im (das der Feldstärke genau 

 proportional bleibt. Sämmtliche angegebenen Feldstärken sind in dieser 

 Weise gefunden. 



4. Die elektrischen Anordnungen. 



Der Primärstrom für die dünnen Metallplatten wurde von einem 

 Accumulator geliefert, dessen elektromotorische Kraft sich während 

 längerer Zeit sehr nahe constant erhielt. Die Intensität des Stromes 

 wurde durch eingeschaltete Widerstände passend regulirt und konnte 

 durch ein eingeschaltetes Siemens' -Torsiohsgalvanometer gemessen 

 werden. Das für die Messung des Hall- Stromes benutzte Galvano- 

 meter war ein SiEMENs'sches bekannter ('< Instruction mit vier neben- 

 einander geschalteten Rollen von je 20 Ohm Widerstand. Die ganze 

 Schwingungsdauer des Magnetsystems betrug ungefähr <i Secunden, 

 der Abstand des Fernrohrs nahe 6 m . Hierbei entspricht, wie eine 

 Bestimmung ergab, ein Ausschlag von einem Centimeter 0.3 1.5. io~ 'Am- 

 pere. Die beobachteten Ausschläge waren der die Galvanometer- 

 windungen durchtliessenden St roniintensität noch so nahe proportional, 

 dass eine Correction anzubringen unnöthig war. Es ist daher im 



