lGfi Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 23. März. 



dorn Platze des Beobachters zugekehrte Theil dieses Kanals im Fun- 

 damente dient zur automatischen Zufuhrung der Gewichte zu den 

 unteren Wagschalen; in den hintern Theil des Kanals sind ein 

 Thermometer und ein Haarhygrometer eingeführt. Solche befinden 

 sieh auch im obern Wagekasten in nächster Nähe der oberen Schalen; 

 die Thermometer werden ohne jede Öffnung des Zinkkastens abge- 

 lesen; für die Ablesung der Hygrometer müssen kleine Thüren in 

 demselben geöffnet werden. 



Sämmtliche Manipulationen an der Wage geschehen vom Platze 

 des Beobachters aus vermittelst Stangen, Ketten. Schnüren u. s. \\\. 

 welche durch die Zinkzwischenwand und die ihr benachbarte Wand 

 des Zinkkastens hindurch zur Wage führen. Die Ablesung der Wage 

 geschieht mit Spiegel und Scala. Das Licht der Scala fällt horizontal 

 durch kleine Öffnungen in der Zwischenwand und im Zinkkasten auf 

 ein total retlectirendes Prisma, dann vertical abwärts auf den Spiegel, 

 welcher mit horizontaler Fläche dicht hinter der Mittelschneide am 

 Wagebalken befestigt ist: auf dem umgekehrten Wege gelangt das 

 Licht in das Fernrohr. Es wäre sehr zu wünschen gewesen, dass 

 Scala. total reileetirendes Prisma. Wage und Fernrohr einerseits in 

 keiner directen Verbindung gestanden hätten mit dem Mechanismus 

 l'ür die Manipulationen andererseits, damit die durch Vornahme der 

 letzteren entstehenden Erschütterungen sich auf ersteres System nicht 

 übertragen und in ihm Verschiebungen hervorbringen können. Diese 

 Isolirung hat. nachdem ihre Nothwendigkeit erkannt war. sich theil- 

 weise noch nachträglich herstellen lassen. 



Wage und Vertauschungs - Mechanismus sind hergestellt vom 

 Mechaniker Hrn. Paul Stückrath. 



IL Die Wage. 



Für die Construction der Wage seihst mussten die Ansprüche 

 maassgebend sein, welche an dieselbe zu stellen waren. Als Gewichte 

 sollten Kilogrammstücke dienen. Die Gewichtsdifferenzen, welche wir 

 messen wollten, betrugen dann ganze Milligramme. Daher verlangten 

 wir, dass der wahrscheinliche Fehler eines Wägungssatzes, d.h. einer 

 Bestimmung jener Gewichtsdifferenz, b o^oi nicht übersteigen solle. 

 Die grössten Fehlerquellen sind in der Nothwendigkeit begründet, 

 dass während eines Wägungssatzes die Gewichte mehrere Male zu 

 vertauschen sind und daher die Wage arretirt werden muss. 



Diess ist schädlich erstens dadurch, dass bei jeder Arretirung und 

 erneuten Belastung sich die Durchbiegung des Wagebalkens und die 

 Zusammendrückung der Schneiden um neuem herstellen muss. was 



