170 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom "23. März. 



die Wage einige Male belastet worden war. Daher kehrten wir wieder 

 zu Stahl zurück. 



Die Schneiden werden von Hrn. Stückeath hei seinen Wagen 

 nicht wie sonst mittelst Justirschrauhcn im Wagebalken gehalten, 

 sondern sind durch Antreiben unverrückbar in demselben befestigt. 

 Dadurch wird eine nachträgliche Veränderung ihrer Lage in Folge 

 des Ausgleichs von Spannungen in den scharf angezogenen Justir- 

 schrauhcn vermieden. Es ist eine besondere Fertigkeit von Hrn. Stück- 

 katii. die Parallelität der Schneiden in vollkommenster Weise durch 

 blosses Schleifen derselben herstellen zu können. 



Während der ersten Jahre der Wägungen gieng der Parallelismus 

 der Schneiden nach einiger Zeit immer wieder von neuem verloren. 

 Wir konnten keine andere Erklärung hierfür finden als die, dass im 

 Wagebalken trotz wiederholten starken Hämmerns noch Spannungen 

 von dem Guss desselben her sich nachträglich ausglichen. Das bei 

 permanenten Magneten von den IUI. Strouhal und Bakus angewandte 

 Verfahren zur Erzielung constanten Momentes schien uns auch für 

 unsern Zweck Aussicht auf Erfolg zu haben. In der That fand die 

 nachträgliche Lagenänderung der Schneiden nicht mehr statt, nach- 

 dem der Wagebalken einige Tage in siedendes Wasser gelegt worden 

 war und sich dann mit diesem langsam abgekühlt hatte. 



Endlich ist noch eine Fehlerquelle zu erwähnen, welche zwar 

 nur in der Besonderheit der uns gegebenen Verhältnisse begründet 

 ist. aber sich wie die bisherigen an der Wage selbst geltend macht. 

 Bei den ersten Vorversuchen zeigte sich, dass die Empfindlichkeit von 

 Beginn einer Beobachtungsreihe an allmählich abnahm, um nach ein 

 bis zwei Stunden bei etwa fünf Sechstel des Anfangswertb.es constant 

 zu werden. Nachdem wir constatirt hatten, dass die Erscheinung 

 ihre Ursache in den von der Scale ausgehenden Lichtstrahlen haben 

 müsse, erklärten wir sie uns folgendermaassen. Jene Strahlen fallen 

 nur auf die Oberseite des Wagebalkens und des an ihm befestigten 

 Spiegels. Es wird sich daher allmählich nach Beginn der Strahlung 

 ein stationärer Zustand ausbilden, hei welchem die Oberseite des 

 Balkens ein wenig wärmer ist als die Unterseite. Die Folge hier- 

 von muss eine Biegung des Wagebalkens sein in dem Sinne, dass 

 der Schwerpunkt nach unten rückt, also die Empfindlichkeil kleiner 

 wird. Die störende Erscheinung verschwand, nachdem die nichtleuch- 

 tenden Strahlen der Scalenheleuchtung durch Alaunlösung beseitigt 

 worden waren, nachdem über dem Wagebalken ein Diaphragma an- 

 gebracht war. welches die Lichtstrahlen nur auf den Spiegel lallen 

 Hess, und nachdem die Einrichtung getroffen war. dass das Licht der 



