178 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 23. März. 



und nach Elimination von Np: 



■i( f x„ - m.) + 2(55„ - »X + (0, - c,) 1 - (*, = zf -{i- e") w 



schliesslich: 



i («. - Mw) - T K*i - -)' - (*i - *F - ^ - «") »1 

 ^ = ~ 8.-».. 



Ebenso kann auf den unteren Schalen durch das andere Hohlkugel- 

 paar m u und \x u die Luftdichte d„ gefunden werden. Die auf diese 

 Weise gewonnene Bestimmung ist genauer, als für unsere Zwecke 

 nöthig, denn es ist leicht, sowohl die etwas über ioo ccm betragende 

 Volumdifferenz im Nenner, als auch die im Zähler vorkommende 

 Massendifferenz genauer als auf i Procent zu bestimmen. 



Ungefähr dieselbe Genauigkeit liefert die Berechnung der Luft- 

 dichte aus Luftdruck, Temperatur und Feuchtigkeit nach der Formel: 



b - \e mg 



d = 1.293 



( 1 + 0.00367 S-) • 760 ccm 



wo b den Barometerstand im mmHg., S die Temperatur in Celsius- 

 graden bedeutet, und | <■ mit dem relativen Feuchtigkeitsgehalt von 

 w Procent zusammenhängt durch die im Bereich der hei uns vor- 

 kommenden Temperaturen richtige Formel 



w 

 | e = 0.367 • (1 + 0.003 7 [3-— I0 |) • (q-4 + 0.6 [9- — 10]) • . 



Zur schnellen Berechnung von d aus />. 9-, w haben wir uns Tabellen 

 hergestellt. 



Der Barometerstand wird im Beobachtungsraum an einem Füess- 

 sclien Normalbarometer abgelesen, auf o° reducirt und auf die ver- 

 schiedenen Höhen der oberen und unteren Schalen hin corrigirt. das 

 Vacuum des Barometers ist von Zeit zu Zeit geprüft worden und stets 

 ausreichend gefunden worden. Die Correctionen der beiden Thermo- 

 meter sind auf der Kaiserlichen Normal -Aichungs-Commission fest- 

 gestellt worden, ausserdem sind vor kurzem beide unter einander 

 verglichen worden und das eine von ihnen einer neuen Eispunkt- 

 bestimmung und Vergleichung mit einem neubestimmten Normal- 

 Thermometer der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission unterzogen 

 worden. Für die beiden Pfistek'scIicu Haarhygrometer sind durch 

 zweimaligen Vergleich mit einem ALLUAKD - schen Condensations-Hygro- 

 meter und Bestimmung des Punktes «'=100 die Correctionen fest- 

 gestellt worden. 



Da die beiden Methoden der Bestimmung der Luftdichte anfang- 

 lich stets vortreffliche Übereinstimmung zeigten, wurden die zeit- 



