180 Sitzung der physikalisch -mathematischen f'lasse vom 23. März. 



änderungen in der Einstellung der Wage vermieden und sehr gut 

 übereinstimmende Werthe der Empfindlichkeit erzielt werden. Aber 

 eine ziemlich schnell verlaufende elastische Nachwirkung in den 

 Schneiden bewirkt, dass die Wage nach Abheben der Zulage nicht 

 auf ihre vorige Einstellung zurückgeht, vermuthlich auch nach dem 

 Auflegen nicht vollkommen in die neue Stelluno- einrückt. So zeigt 

 sich denn die so bestimmte Empfindlichkeit stets 5-10 Procenl 

 kleiner als diejenige, welche durch Änderung der Zulage mit zwischen- 

 liegendem Arretiren gewonnen wird. Letztere ist aber die für die 

 Ausrechnung der Wägungsreihe maassgebende Grösse. 



Kine einzelne der Wägungen I. II . . . V besteht daher bei uns 

 aus einer Reihe von Einstellungen (je nach dem Zustand der Wage 

 fünf bis sieben) mit zwischenliegendem Arretiren und Aufsetzen oder 

 Ablieben des zur Empfindlichkeitsbestimmung verwendeten Reiters. 

 Aus den alternirenden Einstellungen erhält man so täglich mindestens 

 1 5 Werthe der Empfindlichkeit, deren Mittel w ergibt. 



Es ist wegen der elastischen Nachwirkungen in der Schneide 

 vortheilhaft. die beiden vorkommenden Einstellungen möglichst sym- 

 metrisch zur arretirten Stellung der Wage zu wählen, wie auch e" 

 möglichst nahe an r l zu bringen. Letzteres hat noch den Vortheil. 

 dass dann ein Fehler von w den geringsten Einlluss hat. 



V. Resultate. 



Im September 1890 glaubten wir alle Vorbereitungen für den Be- 

 ginn der definitiven Wägungen getroffen zu haben und hofften auf eine 

 genügende Übereinstimmung derselben. In dieser Erwartung sahen wir 

 uns aber zunächst noch getäuscht; es stellten sich bis zum August 1891 

 noch eine Reihe der im Capitel »Wage« besprochenen Fehlerquellen 

 heraus; auch funetionirte bis dahin der automatische Vertauschungs- 

 mechanismus noch nicht tadellos, sodass das Innere des Zinkkastens 

 allzu oft betreten werden musste: allzu oft, in Anbetracht der hohen 

 Anforderungen, die an die Constanz der Temperatur zu stellen waren, 

 die wir damals aber noch nicht genügend würdigten. Im October 1891, 

 zur Zeit des sommerliehen Temperaturmaximums, welches in unserm 

 Räume so verspätet eintritt, gelang es zuerst, eine Reihe hinreichend 

 übereinstimmender Wägungen zu erhalten. Im November konnten wir 

 zum ersten Male die Zeit der Temperaturgleichheit oben und unten zu 

 Wägungen mit Verticalvertauschung benutzen. Diese zeigten uns in 

 auffallendster Weise den grossen Einfluss, den Temperaturdifferenzen 

 schon von einigen Hundertel Grad zwischen Gewichtskugeln und um- 

 gebender Luft auf die Wägungen ausüben. Ist die Temperatur oben 



