222 Sitzung der phys.-math. Classe v. 13. April. — Mittheilung v. 9. Febr. 



I landen hatten, mit denen sie die betreffenden Untersuchungen, ohne 

 jede Umänderung an den Instrumenten vorzunehmen , hätten aus- 

 führen können. 



Erst im Jahre 1878 trat eine Wandlung ein , indem durch die 

 alsdann angegebenen Methoden der Umwandlung des Polarisations- 

 mikroskops in ein Polarisationsinstrument ersteres zur Untersuchung 

 derMineralpartieen in Dünnschliffen beiAnwendung eonvergenten Lichtes 

 eingerichtet wurde. 



Wie bekannt hat von Lasaulx 1 die erste diesbezügbche Bekannt- 

 machung veröffentlicht: er setzt auf den Polarisator Linsen zur Erzeu- 

 gung stark eonvergenten Lichtes und entfernt aus dem Mikroskoptubus 

 das Ocular, so dass das Interferenzbild nur vom Objectiv entworfen wird. 



Danach kam Bertrand 2 und zeigte, wie man durch Einschieben 

 einer achromatischen Linse zwischen Objectiv und Ocular das von 

 ersterem entworfene mterferenzhild durch ein schwaches Mikroskop, 

 bestehend aus der neu eingeschobenen Linse als Objectiv und dem 

 früheren Ocular als damit jetzt verbundenem Ocular, betrachten könne. 

 Das Verfahren setzt voraus, dass (durch Aufsetzen von Condensor- 

 linsen) das den Polarisator verlassende Licht stark convergent sei. 

 Zur Prüfung der Erscheinungen im parallelen polarisirten Lichte, zur 

 Untersuchung einer besonderen Stelle etwa, wird empfohlen die Linse 

 im Tubus zu heben und so mit schwacher Vergrösserung zu operiren. 

 Bertrand macht mit Recht darauf aufmerksam (p. 97), dass die so 

 disponirte Vorrichtung das Bild nicht umkehre. 



Ich selbst hatte mich schon zwei Jahre vorher mit dem gleichen 

 Probleme beschäftigt, war aber durch andere wissenschaftliche Arbeiten 

 und den 1877 bewerkstelligten Umzug von Heidelberg nach Göttingen 

 nicht in der Lage gewesen etwas darüber zu publiciren ; so kam es, 

 dass ich erst am 14. August 1878 der Königlichen Gesellschaft der 

 Wissenschaften zu Göttingen darüber Mittheilung machen konnte. 3 

 Nach meinem Verfahren braucht man an dem Mikroskop überhaupt 

 nichts zu ändern. Das Einfallen eonvergenten Lichtes auf das Praeparat 

 ist gut, aber nicht unbedingt nöthig. Man sieht das Interferenzbild 

 sich über der Frontlinse des Oculars bilden und kann es direct oder 

 mit einer Loupe beobachten.' 



1 N. Jahrb. für Mineral, u. s.w. 1878 S. 377 — 378. — Die Veröffentlichung ist 

 vom 7. März. 



2 De l'application du Microscope ä l'etude de la Mineralogie. Bulletin de la 

 Soc. Min. de France 1878 T. I. p. 22 u. f., sowie p. 96 u. 97. — Die beiden Veröffent- 

 lichungen sind vom 11. April und 14. November. — Vergl. auch 1880 T. III p. 97. 



3 Nachrichten von der k. Ges. der Wiss. zu Göttingen 1878 Nr. 14 S. 461. 



4 Dass ich vor von Lasaulx und Bertrand und zwar schon 1876 die in Rede 

 stehende Methode kannte, hat mir mein ehemaliger Heidelberger College, Prof. Cohen, 



