226 Sitzung der phys.-math. Classe v. 13. April. — Mittheilung v. 9. Febr. 



die am 16. December 1884 gedruckt wurde, nachher aber, auf meine 

 Reclamation hin , nicht weitere Verbreitung fand , schreibt Hr. Bertrand 

 nach Besprechung seiner und der von LASAUxx'schen Methode: 



»B est dans tous les cas plus simple d'employer la methode que 

 je vais indiquer. 



On peut voir les courbes d'interference, sans enlever l'oculaire, 

 et en ne changeant rien ä la disposition du microscope; il suffit 

 d'examiner avec une loupe tenue ä la main, ou fixee sur un tube ä 

 une distance convenable, l'anneau oculaire ou cercle de Ramsden, qui 

 vient se former au dessus de l'oculaire. On voit alors les courbes 

 d'interference bien nettes et suffisament grossies. Leur image vient 

 se former un peu au dessus de l'anneau oculaire.« 



Ich gehe nach dieser Klarstellung nun dazu über meinerseits 

 anzugeben, wie man in bequemer Weise und unter Erhaltung des 

 Fadenkreuzes nach meiner Methode das Interferenzbild sehen kann. 



Jedes bessere Mikroskop ist mit den Ocularen HuYGHENs'scher 

 Construction 1, 2, 3 versehen. Man hat nur nöthig, Ocular 1 in den 

 Tubus einzuschalten und 2 darauf zu setzen, oder dies mit 3 zu thun 

 oder aber die Combination 2 (im Tubus) und 3 (daraufgesetzt) zu 

 verwenden, um sofort bei Einfallen convergenten polarisirten Lichts 

 auf die Platte, Vorhandensein eines starken Objectivsystems und Ana- 

 lysators die Interferenzerscheinungen schön, deutlich und lichtstark 

 zu sehen, ganz in der Weise wie es Lacroix nach seiner, aber um- 

 ständlicheren Art beschreibt. 



Diese neue Methode erfordert also gar keine weitere Vorbereitung. 

 Man muss nur, wenn man Werth darauf legt, das Fadenkreuz centrisch 

 zu haben, sich eine orientirt aufzusetzende Stülpe für das zweite 

 Ocular machen lassen und auf diese selbst wieder das Nicol setzen, 

 wenn es nicht in der Röhre angebracht ist. — Die neueren Instru- 

 mente von Füess eignen sich ohne alle weiteren Umstände zu der 

 Darstellung des Axenaustritts auf diese Weise , bei den von Voigt und 

 Hochgesang construirten müssen die Oculare etwas umgeändert werden. 

 Ich habe Hrn. Brunnee in Göttingen hierzu veranlasst, da nunmehr 

 die von demselben gelieferten kleineren Instrumente genannte Vor- 

 richtung an Stelle der früheren, vergl. S. 223 Anmerkung 3, bekommen 

 sollen; erstere wird bis zu einem gewissen Grade die BERTRANn'sche 

 zu ersetzen geeignet sein. 



Hält man fest, dass bei Untersuchung feinerer Details im paral- 

 lelen sowohl, als im convergenten, polarisirten Lichte die Lage der 

 zu untersuchenden Platte gegen den Krystall hin. aus dem sie <;■<>- 

 nominell wurde, genau bekannt sein muss, so wird es nützlieh sein. 

 sich folgender Tabelle zu bedienen, um in der Deutung der Lage 



