dÜÖ Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 27. April. 



in ursprünglichem Zustande, zweitens nach Vornahme der Reaction 



in A und drittens nach derjenigen in B. Fand zwischen den Wä- 

 gungen I und II eine Abnahme der Gewichtsdifferenz A—B statt, 

 so musste zwischen II und III eine Zunahme eintreten, und am Schlüsse 

 wieder der anfangliche Unterschied vorhanden sein: jeder Versuch 

 war somit ein doppelter. Zur Ausführung der Reaction wurde die 

 Flüssigkeit aus dem einen Schenkel in den andern ühertliessen ge- 

 lassen, und zwar in kleinen Portionen, um jede stärkere Erwärmung 

 als bis höchstens etwa 30 zu vermeiden. Da die gänzliche Voll- 

 endung der Reactionen meist einige Tage in Anspruch nahm, so 

 wurde der Apparat während dieser Zeit in einen dicht schliessenden 

 Glaskasten eingesetzt, um ihn vor Staub zu schützen. 



Zu den Wägungen habe ich folgende Instrumente angewandt: 



1 . Eine von P. Stückrath in Berlin verfertigte Praecisionswaage 

 erster ('lasse mit Vorrichtung zur selbstthätigen Umwechselung der 

 Belastungen sowie zum Niedersenken von Reitergewichten auf die 

 Gehänge, und zwar im geschlossenen Gehäuse aus i'/ 2 m Entfernung. 

 Spiegelablesung mit Glasscale und Fernrohr. Balkenlänge 30™. Trag- 

 fähigkeit i'/ 2 kg . Als Gehäuse diente anfänglich ein mit Messingdecke] 

 versehener Glascylinder, später eine Glocke aus dickem vernickeltem 

 Kupferblech, welche blos eine kleine mit Glasplatte verschlossene 

 Öffnung für den Durchgang des Lichtstrahles besass. Die hiermit 

 erreichte gleichförmige Wärmevertheilung zeigte sich von wesentlichem 

 Erfolg. Die über beiden Gehängen befindlichen Sätze Reitergewichte 

 aus Aluminiumdraht bestanden aus 5 Stücken von nominell 10, io'/ 2 . 

 11. 13. 17 mg, mittels deren alle Comhinationen zwischen o° g 5 und 

 21 '""5 um 0.5 steigend, sich herstellen lassen. Der wahre Werth 

 der Gewichte war bis auf einige Tausendstel Milligramm mit Hülfe 

 einer Sn'VKHATii'schen Spitzenwaage bestimml worden. Die Apparate. 

 deren Gewicht sich auf 700- qoo" helief. wurden auf vergoldete 

 ßtessingstative gesetzt und mit diesen zusammen gewogen, wodurch 

 die Belastung auf nahezu 1300" stieg. Die Empfindlichkeit habe ich 

 stets so eingestellt, dass 1 "'" einen Anschlag von 30 bis 40 Scalen- 

 theilen gab, wobei die Schwingungsdauer etwa 1 Minute betrug. - 

 Das Instrument war ursprünglich zu Wägurigen im Vacuum construirt 

 worden, jedoch gelang es nicht, die Verdünnung genügend lange 

 Zeit constant zu erhalten, und ich habe daher stets in Luft gewogen. 



2. Eine Waage von Mech. A. Rdeprecht in Wien, für 2 kg Be- 

 lastung, sucecssive Auslösung von Schaalcn. Gehänge und Balken 

 ans i'/V" Distanz, und Spiegelablesung. Meist wurde indess auf die 



Weise beobachtet, dass man die Bewegung des Zeigers an der Scale 



mit dem Verticalfaden eines Fernrohres verfolgte, welches durch eine 



