Landolt: Gesammtgewicht chemisch sich umsetzender Körper. 313 



a) ungleiche Temperatur der beiden Balkenarme. Um eine 

 möglichst gleichförmige Wärmevertheilung an den Waagen zu bewirken, 

 wurden dieselben wie schon früher bemerkt, mit kupfernen Gehäusen 

 umgeben, und auch noch weitere Vorsichtsmaassregeln getroffen. War 

 der Raum nicht geheizt, sei zeigten die in den Waagekasten hinein- 

 ragenden Thermometer während der etwa i'j.. Stunden betragenden 

 Dauer einer Wägung höchstens eine Temperatursteigerung' von o?3, 

 bei Heizung des Zinnners konnten dagegen Änderungen bis zu i° ein- 

 treten. Gehen dies«» Ab- oder Zunahmen der Temperatur regelmässig 

 von Statten, so werden sie durch das Wägungsverfahren mit zwei- 

 maligen Umtausch der Belastungen compensirt. Dies ist jedoch nicht 

 mehr der Fall, wenn dieselben schwanken. Wenn man bedenkt, dass 

 ein Temperaturunterschied der binden Balkenarme von nur '/ IOO ° das 

 Gewicht eines Kilogrammes um o'"~i8 ändert, so dürften die Differenzen 

 /.wischen den einzelnen Wägungen, welche meist einige Hundertstel 

 Milligramme betragen, wohl zum grössten Theil von der genannten 

 Ursache herrühren. 



b) ungleiche Lage der Belastungen auf den Waageschalen. 

 Hierüber wurde bei der STÜCKKATH'schen Waage eine Prüfung derart 

 angestellt, dass man bin einem Apparate die in beiden Schenkeln 

 enthaltene Flüssigkeit zuerst gleich, sodann ungleich vertheilte. ferner 

 die Gefasse in um i8o° gedrehten Stellungen auf das Schalenkreuz sich 

 niedersenken liess. Die später bei Silbersulfat und Eisenvitriol Ver- 

 such II angeführten Wägungen zeigen, dass kein wesentlicher Einlluss 

 sich bemerkbar machte. Ebenso wenig war dies der Fall bei der 

 Ruei'rkiiit sehen Waage, wo die Apparate in hängender Lage sich 

 befanden. 



c) Erschütterungen der Waage. Die beiden Gebäude (Labo- 

 ratorium der landwirtschaftlichen Hochschule und IL chemisches In- 

 stitut der Universität), in welchen die Versuche vorgenommen wurden, 

 lagen ziemlich erschütterungsfrei, und ich hatte von dem betreffenden 

 ("beistände nicht sehr oft zu leiden. 



d) Störungen durch Elek tricität. Veranlasst durch eine von 

 Hennig 1 gemachte Mittheilung habe ich stets die Waage sowie die Ge- 

 fasse mittels eines Elektroskops geprüft, wobei es jedoch nur zweimal 

 vorkam, dass ein elektrischer Zustand der Glasapparate und zwar in 

 starkem Grade aufgefunden wurde. 



Während die las dahin genannten Fehlerquellen sich alle leicht 

 erkennen lassen, können alier. wie sich hei den zahlreichen Wägungen 

 herausgestellt hat. noch solche viel gefährlicherer Art auftreten. Es 

 ist mir bei der Ausführung von 32 Wägungsreihen fünfmal der Um- 



1 Zeitschrift für Instrumentenkunde 5. 162. 

 Sitzungsberichte L893. 30 



