Landoi.t: Gesammtgewicht chemisch sich umsetzender Körper. 27/ 



gekreuzter Schneiden mit dem Schalengehänge, Auflegung von 120, 

 121, 122, 140, 155.5, x 6o mg schweren Platin Diff. Gewichten auf die 

 Gehänge von aussen, Spiegel und Fernrohrablesung auf 3 rn Distanz, 

 ferner durch Gestänge von der gleichen Länge automatische Um- 

 wechselung der Belastungen, Transport derselben auf die Schalen, 

 endlich Auslösung des Balkens und der Schalen. Empfindlichkeit für 

 1 mg bei 500 g Belastung anfänglich 400 ablesbare Scalentheile (Zehntel- 

 Millimeter), nach 4Jährigem Gebrauch allmählich auf 280 zurückgebend. 

 Halbe Schwingungsdauer 35 See. Die Waage war in einem Zimmer 

 des frühern II. Chemischen Instituts der Universität aufgestellt und 

 Erschütterungen von der Strasse her wenig ausgesetzt, wohl aber 

 von solchen aus dem Innern des Gebäudes, welche sich jedoch fern- 

 halten Hessen. Die Heizung des Raumes geschah durch einen immer- 

 fort brennenden Gasofen mit Chloräthylregulator, der eine vorzügliche 

 Constanthaltung der Temperatur erlaubte. 



Die Bestimmung des Gewichtsunterschiedes der beiden Gefässe 

 wurden nach dem in der ersten Abhandlung S. 310 angegebenen 

 GAuss'schen Verfahren mit zweimaliger Umwechselung der Belastungen 

 und viermaliger Empfindlichkeitsbestimmung ausgeführt. Hierbei waren 

 im Ganzen 4 Schwingungspunkte zu ermitteln, und zwar jeder durch 

 3 bis 5 Auslösungen des Balkens. Die Einzelheiten des Verfahrens 

 werden in der künftigen ausführlichen Abhandlung erörtert werden; 

 hier beschränke ich mich auf einige Angaben über die Leistungen der 

 Waage. 



a) Indem zwei cylindrische Messinggewichtsstücke von 400 g, 

 welche um etwa 4 mg von einander abwichen, in völlig gleicher Lage 

 auf die Schalen gebracht und an verschiedenen Tagen gewogen wurden, 

 ergaben sich für den genauen Gewichtsunterschied die Zahlen: 



4.2588 — 4.2591 — 4-2589 — 4-2584 — 4-2576 mg 



Mittel: 4.2586 ±0.0003 m 9 (mittlerer Fehler 1 ). 

 Grösste Wägungsdifferenz : 0.0015 mg. 



b) Bei anderen Wägungsreihen derselben Gewichte fielen jedoch 

 die Abweichungen erheblich grösser aus; z. B. : 



4.273 — 4.260 — 4.250 — 4.242 — 4.260 mg. 

 Mittel: 4.257 ±0.005 m 9- 

 Grösste Wägungsdifferenz : 0.03 1 mg. 



c) Die Bestimmungen des Gewichtsunterschiedes der gläsernen 

 Reactionsapparate ergaben beispielsweise folgende Resultate: 



1 Ks ist in der Folge stets der mittlere Fehler, nicht der wahrscheinliche, be- 

 rechnet worden. 



