Landolt: Gesammtgewicht chemiscli sich umsetzender Körper. 279 



bei wiederholten Auslösungen grössere Differenzen in den Gleichge- 

 wichtslagen auftraten. 



c) Ungleiche Lage der Belastungen auf den Waageschalen. 

 AYenn die aufgelegte Last nicht vollkommen gleichmässig um die von 

 der Endschneide des Balkens ausgehende Schwerpunktlinie vertheilt ist, 

 so wird beim Auslösen der Waage eine Verschiebung der Schale mit 

 ihrem Gehänge stattfinden, wodurch Neigung der Pfanne gegen die 

 nicht absolut scharfe Schneide und somit eine minimale Änderung 

 der Balkenlänge eintreten kann. Beträgt diese nur o.oooi mm, so 

 entsteht bei der Balkenlänge 1 50 mm und der Belastung von 500 g 

 auf das Wägungsresultat bereits ein Eintluss von 0.333 ' n 'J- ^ ei der 

 RuEPRECHT - schen Waage wird zwar diesem Übelstand durch die Ein- 

 schaltung zweier gekreuzter Schneiden zwischen dem Pfannengehänge 

 und dem Schalenbügel grösstenteils vorgebeugt, aber immerhin war 

 eine möglichst vollkommene Centrirung der Belastungsmasse, d. h. des 

 Reactionsgefässes mit seinem Stativ nothwendiges Erforderniss. Hierzu 

 diente ein besonderes Instrument, bestehend aus einer vertical dreh- 

 baren, cardanisch aufgehängten Waageschale, welche auf der untern 

 Seite eine 10 cm lange Spitze besass, die gegenüber einer am Fuss- 

 gestell der Vorrichtung befindlichen zweiten Spitze einspielte. Nach- 

 dem der Apparat vermittels Führungszapfen immer in gleicher centrischer 

 Lage auf die Schale gesetzt worden war, musste entweder durch Ver- 

 schiebung des Glasgefässes auf seinem Stativ, oder nach vollbrachter 

 Reaction durch Umiriessen der Flüssigkeit in den Schenkeln der H-Röhren 

 die Masse so vertheilt werden, dass bei der Drehung der Schale die 

 beiden Spitzen stets zusammenfielen. Sodann wurden die beiden Ap- 

 parate in die Waage gebracht, wobei der Mechanismus derselben be- 

 wirkte, dass sie immer auf die gleiche Stelle der Waageschalen sich 

 aufsetzten. Ferner konnten sie in die um 180 gedrehte Lage gebracht 

 werden. War die Centrirung gut selungen, so fielen die in beiden 

 Stellungen vorgenommenen Wägungen sehr übereinstimmend aus. Bei 

 unsymmetrischer Massenvertheilung konnten dagegen Differenzen bis 

 nahezu o. 1 »ig eintreten: in diesem Falle erreichte man aber befrie- 

 digende Resultate, wenn die beiden Apparate in jeder der zwei Lagen 

 aufgesetzt, und dann das Mittel der 4 Wägungen genommen wurde. 

 Die ausführliche Abhandlung wird das Nähere hierüber bringen. 



Weitere Einflüsse, wie elektrische oder magnetische, kamen bei 

 den Wägungen nicht in Betracht. 



5. Durch die Reactionsgefässe bewirkte Versuchsfehler. 

 Dieselben können durch folgende Ursachen entstehen: 



a) Erwärmung des Gefässes bei Ausführung der Reaction. 

 Die Vermischung der Substanzen wurde nie plötzlich, sondern während 

 Sitzungsberichte 1906. 26 



