Lanoolt: Gesammtgewicht chemisch sich umsetzender Körper. 281 



1.67 Procent ein. 1 Besitzt die in einen Apparat eingefüllte Menge 

 der Substanzen nebst dem Wasser das Volum von 300 com, so hat 

 sich dieses bei der Reaction auf 295 ccm vermindert, und wenn über 

 der Flüssigkeit sich looccm Luft vom Drucke 760 mm befanden, muss 

 letzterer auf 7247»»/ sinken. Um zu prüfen, welchen Eintluss solche 

 Druckänderungen auf die Wandungen der ("I- Röhren, welche die Dicke 

 von 0.75 bis 0.8 mm besassen, ausübt, wurde ein besonderer Apparat 

 aus dem nämlichen Glase hergestellt. Derselbe bestand im Wesentlichen 

 aus einem geschlossenen cylindrischen Gefäss von 400 rem Inhalt, um- 

 geben von einem mit Wasser gefüllten Glasmantel, welcher in eine 

 enge graduirte Röhre auslief. Indem man die Luft im innern Cylinder 

 verdichtete oder verdünnte, Hess sich an der Verschiebung des Wasser- 

 standes in der Röhre deutlich die Volumänderung feststellen, und mehr- 

 fache Versuchsweisen ergaben, dass für je 1 00 mm Zu- oder Abnahme 

 des Druckes das ursprüngliche Volum von 400 «v/2 sieh um 0.0036 ccm 

 vermehrte oder verminderte. Da bei den Reactions versuchen die Druck- 

 variation niemals 100 mm erreichte, so änderte sich somit das Volum 

 der Gefässe in so geringem Grade, dass kein wesentlicher Auftriebs- 

 fehler bei der Wägung zu befürchten war. 



Einige weitere Ursachen möglicher Versuchsfehler, welche der 

 Prüfuiii;' unterworfen wurden, mögen hier nur kurz erwähnt werden. 

 So gab der Umstand, dass bekanntlich auf galvanisch vergoldeten 

 Messingflächen durch Oxydation cyankaliumhaltiger Stellen bisweilen 

 Flecken entstehen, Veranlassung, die zur Aufstellung der U- Gefässe 

 benutzten vergoldeten Stative auf Unveränderlichkeit ihres Gewichts 

 zu untersuchen. Es zeigte sich, dass dieses völlig constant blieb. — 

 Da ferner, wie früher schon bemerkt, einige mit Reactionsflüssigkeiten 

 beschickte Apparate bei fortgesetzten Wägungen Gewichtsabnahmen 

 zeigten, ohne dass der Grund aufzufinden war, wurde geprüft, ob 

 vielleicht ein langsames Durchwandern von Wassertheilchen durch die 

 dünne Glaswand erfolgen kann. Zu diesem Zwecke füllte man von 

 zwei fl- Apparaten den einen mit Wasser, den andern mit Paraffmöl 

 und bestimmte ihre Gewichtsdifferenz während drei Monaten. Es fand 

 kein Leichterwerden des wasserhaltigen Gefässes statt. 



Fasl alle der genannten Fehlerquellen haben auf die schliesslichen 

 Wägungsresultate mehr oder weniger Eintluss, aber sie lassen sich nicht 

 einzeln in Rechnung ziehen. Um über ihre Gesammtwirkung ein Urtheil 

 zu erhalten, war eine besondere Beobachtungsreihe nöthig, darin be- 

 stellend . dass man je zwei Apparate mit gänzlich indifferenten Sub- 



1 Berechnet aus den Dichten der festen Körper und Lösungen vor und nach 

 der Umsetzung. 



26* 



