Vogel: Über Spiegelteleskope mit relativ kurzer Brennweite. o39 



Aufnahmen von den bekanntesten Objeeten (Orionnebel, Spiralnebel 

 in den Jagdhunden, Dumbbell- Nebel u. A.m.) im Winter 1904/5 herge- 

 stellt werden, die den Beweis lieferten, dass auch bei so geringen Dimen- 

 sionen des Instruments sich sehr brauchbare Resultate erhalten lassen. 



Inzwischen hatte ich von Hrn. B. Schmidt in Mittweida (Sachsen), 

 von dessen besonderen Leistungen in der Herstellung parabolischer 

 Spiegelflächen ich gehört hatte, einen Spiegel von 40cm Durchmesser 

 und 2 m Brennweite zur Ansieht und Prüfung zugeschickt erhalten. Eine 

 Untersuchung dieses Spiegels durch Dr. Eberhard Hess eine so grosse 

 Vollkommenheit in der Vereinigung der von verschiedenen Zonen des 

 Spiegels kommenden Strahlen erkennen, dass ich bei Hrn. Schmidt 

 anfragte, ob er sich wohl der sehr mühsamen Arbeit, einen Spiegel 

 vom Öffnungsverhältniss von ungefähr 1 : 2.5 herzustellen, unterziehen 

 wolle. Wir einigten uns nach erfolgter Zusage dahin, dass der Spiegel 

 40 cm brauchbare Öffnung und 93 cm Brennweite erhalten solle, und dass 

 die Abweichungen der Vereinigung der Strahlen im Brennpunkt, in der 

 optischen Axe gemessen, ±0.1 mm nicht übersteigen dürften. Wie 

 Hr. Schmidt diese Bedingungen erfüllt hat, wird aus dem Nachstehenden 

 erhellen. Ich bemerke noch , dass die Lieferungszeit von nur drei Mo- 

 naten nach der definitiven Bestellung streng innegehalten worden ist. 



Meinen anfänglichen Wunsch, diesem Spiegel eine eigene Mon- 

 tirung zu geben, habe ich zunächst aufgeben müssen, da die Aus- 

 führung derselben in ausreichender Weise grössere Kosten und vor 

 Allem längere Zeit erfordert hätte und mein Wunsch , den Spiegel so- 

 bald als möglich durch Beobachtungen am Himmel zu prüfen, um 

 mindestens ein Jahr hätte hinausgeschoben werden müssen, da für 

 die neue Montirung auch die Herstellung eines geeigneten Beobach- 

 tungsraumes vorzusehen war. Ich habe daher auch diesen Spiegel 

 durch die HH. 0. Toepfer & Sohn ähnlich montiren lassen, wie den 

 früher erwähnten von 30 cm Durchmesser, und das Spiegelteleskop mit 

 dem Rohre des kleinen photographischen Refractors fest in Verbindung 

 bringen lassen. Zur Vermeidung zu grosser Belastung dieses Instru- 

 ments ist der optische Theil und der Ocularansatz des photographischen 

 Rohres abgenommen worden. Das optische Leitrohr des Refractors von 

 23 cm Öffnung hat als Leitrohr bei den Aufnahmen mit dem Spiegel 

 gedient. Eine weitere Entlastung geschah durch die Verwendung von 

 Nickelaluminium für die Fassung des Spiegels und für die Träger der 

 Cassette. Der Durchmesser des 58 mm dicken Spiegels beträgt 44 cm, die 

 brauchbare Fläche hat 41 cm Durchmesser, die Brennweite ist 92.7 cm. 

 Das aus dünnem Stahlblech hergestellte Rohr hat eine lichte Weite von 

 47.8 cm . an dem einen Ende ist in einer sehr stabilen Fassung, auf einem 

 Ringe von 30cm Durchmesser lagernd, der Spiegel angebracht, am an- 



