340 



Ge.sammtsit7.ung vom 15. März 1906. 



deren Ende ist das Stahlrohr durch einen Ring verstärkt, dessen lichte 

 Weite 45.8 cm beträgt. Von ihm gehen drei Streben von 8 mm Stärke 

 aus, die den kreisförmigen Mitteltheil von 90mm Durchmesser, der die 

 Cassette trägt, halten. Die Vorrichtung zur genauen Einstellung der 

 photographischen Platte in den Brennpunkt sowie zur Neigung der- 

 selben zur optischen Axe und einer geringen seitlichen Verschiebung 

 der Platte ist von der Montirung des 30 cm- Spiegels übernommen 

 worden, da sie sich sehr gut bewährt hatte. Die Plattengrösse ist 5x5 cm. 

 Zur Einstellung der Platte in den Brennpunkt ist eine Scala mit 

 Nonius angebracht, die durch mikroskopische Ablesung es ermöglicht, 

 bis auf 0.05 mm genau einzustellen. Eine nur o. 1 mm unrichtige Einstel- 

 lung ist im Stande, das Bild wesentlich zu verschlechtern. Bisher hat 

 sich ein Einfluss der Temperatur auf die Einstellung in den Brennpunkt 

 zwischen den Temperaturen + 5 und — 6?5 C nicht nachweisen lassen. 

 Nach sorgfältiger Justirung des Teleskops durch Dr. Eberhard und 

 Dr. Ludendoeff sind von ihnen von Ende October 1905 ab bei jeder 

 günstigen Gelegenheit Aufnahmen cölestischer Objecte gemacht worden, 

 deren Anzahl leider infolge der ausnahmsweise schlechten Witterung 

 in diesem Winter keine sehr grosse geworden ist. Trotzdem glaube 

 ich aussprechen zu können, dass ich unser Instrument für eines der 

 vollkommensten seiner Art halte, die zur Zeit existiren. 



Ich wende mich nun nach diesen allgemeinen Betrachtungen zu 

 den Angaben der Details des ScHMnrr'schen Spiegelteleskops vom Öff- 

 nungsverhältniss 1 : 2.26. 



1. Bei den Zonenuntersuchungen ergaben sich für die ver- 

 schiedenen Zonen des Spiegels nach den Messungen von Dr. Eberhard 

 (E.) und von B. Schmidt (Sch.) für die Vereinigungspunkte der Strahlen 

 folgende Abweichungen, in der optischen Axe gemessen: 



