Vogel: Über Spiegelteleskope mit relativ kurzer Brennweite. ö41 



Die Werthe von Eberhard sind etwas grösser als die SciiMiDT'schen, 

 die letzteren sind aber zuverlässiger. Die EßERHARD'.selien Messungen 

 liegen nämlich an der Grenze dessen, was sich mit der Methode extra- 

 focaler Bilder erreichen lässt, während Schmidt durch Beobachtungen 

 der Interferenzbilder im Brennpunkt weiter kommen konnte. Bei beiden 

 Bestimmungen ist auch die Lage und die Breite der Zonen, wie aus der 

 Zusammenstellung ersichtlich, eine verschiedene gewesen, was nicht 

 ohne Einfluss auf das Resultat geblieben sein wird. Der Verlauf einer 

 durch die mittelst Beobachtung bestimmten Vereinigungspunkte ge- 

 legten Curve spricht sich aber in beiden Beobachtungsreihen sehr deut- 

 lich aus. Man hat die in der Axe gemessenen Abweichungen mit dem 

 Öffnungsverhältniss der in Betracht kommenden Zonen zu multipliciren, 

 wenn man die Durchmesser der Bildscheibehen finden will. Für den 

 Maximalwerth ergeben sich bei voller Öffnung des Spiegels Werthe, 

 welche in guter Übereinstimmung mit denjenigen Werthen sind, die 

 aus directen Messungen von Sternbildchen abgeleitet werden. 



2. Die kleinsten Bilder von Sternen in der Nähe der Axe 

 habe ich auf verschiedenen Platten und an sehr vielen Sternchen aus- 

 gemessen und gefunden, dass die kleinsten, nicht mehr ganz regel- 

 mässig erscheinenden, etwas matten Pünktchen 0.015 mm, entsprechend 

 3'.'3, gross sind, für den Durchmesser runder, gleichmässig geschwärzter 

 Sternpünktchen ergab sich 0.033 mm oder 7 "3. ' 



3. Extrafocale Bilder, bei voller Öffnung des Spiegels ange- 

 fertigt und unter dem Mikroskop angesehen, sind bei dem Schmidt- 

 schen Spiegel von grosser Regelmässigkeit und lassen durch die 

 Gleichmässigkeit der Lichtvertheilung auf äusserst geringe Zonenfehler 

 schliessen. Es ist ferner interessant, in denselben ein Schattenbild des 

 Plattenhalters mit den drei Streben zu erblicken. Ich halte das für 

 ein vorzügliches Kriterium für die ausserordentliche Güte des Spiegels, 

 da ein solches Bild nur zu Stande kommen kann, wenn die einzelnen 

 Zonen ein und demselben Rotationsparaboloid angehören. Wenn die 

 Axen der einzelnen Zonen nicht genau zusammenfallen, oder wenn die 

 Parabel, welche der Schnittfläche des Paraboloids in der Axe entspricht, 

 nicht gleichmässig verläuft, sondern leichte Wellen bildet, können die 

 Brennpunkte der einzelnen Zonen wohl denselben Abstand vom Scheitel 

 des Paraboloids (wie sich durch Zonenprüfung ergibt) haben, ohne 

 thatsächlich zusammenzufallen. Sie liegen dann in einer Fläche neben 

 einander. Die Sterne können in so einem Falle im Brennpunkt läng- 

 lich erscheinen (astigmatischer Fehler) oder auch rund, nur von grösserer 



1 Für (las Instrument mit 92.7 cm Brennweite bestehen folgende Verhältnisse 

 zwischen linearer Ausdehnung im Brennpunkt und Winkelwerth: 1 mm entspricht 3171 = 

 222Ü5; 1' = 0.27 mm. 



