455 
Über die genaue Bestimmung des Schmelz- 
punktes organischer Substanzen. 
Von H. LAnporr. 
Die nachfolgenden Versuche hatten den Zweck zu ermitteln, bis zu 
welcher Genauigkeitsgrenze sich die Schmelz- oder Erstarrungstempe- 
raturen organischer Körper bei Anwendung verschiedener Methoden und 
Vornahme exacter thermometrischer Messung feststellen lassen. Diese 
Prüfungen bilden eine Vorarbeit zu einer anderweitigen Untersuchung. 
Angewandte Thermometer. 
A. Für Temperaturen von 0 — 100°, in Zehntel-Grade getheilt. 
Nr. I Verfertigt von R. Fuzss Berlin 1887 aus Jenaer Glas. Bez. 
Nr.256. Gleichtheilige Scale. Länge von 0— 100°: 42 1"“, 
» II Verfertigt von Dr. Geısster’s Nachfolger (Fr. Mürrer) Bonn, 
September 1888 aus Jenaer Glas vom Jahre 1887. Bez. 
Nr. 10. Scale gleichtheilig. Länge von 0— 100°: 460”, 
» III Verfertigt von W. Haax Jena, Januar ı885 aus Jenaer Glas 
Nr. XIV. Bez. Nr. 241. Getheilt von 10 zu ıo° nach vor- 
heriger Calibrirung. Länge von 0— 100°: 366”"”. 
B. Für Temperaturen über 100°, von o0— 360° gehend, in 
ganze oder halbe Grade getheilt, sämmtlich aus Jenaer Glas. 
Nr. IV Verfertigt von W. Haax Jena 1885. Bez. Nr. 252. Theilung 
nach vorheriger Calibrirung. Länge von 0— 100°: 164”. 
» V Bezogen von R. Furss Berlin 1888. Bez. Nr. 605. Länge 
von 0— 100°: 98”. 
» VI Bezogen von R. Furss Berlin 1888. Bez. Nr. 603. Stab- 
thermometer. Länge von 0— 100°: 97"”"5. 
» VI Bezogen von Warugrunn & Quiz Berlin. Verf. 1889. 
Bez. Nr. 9gı5. Länge von 0o-—-ı100°: g6"”. 
» VIII Bezogen von Warnugrunn & Quiz Berlin. Verf. 1889. 
Bez. Nr. 917. Länge von 0— 100°: 97”. 
Für sämmtliche Thermometer wurden zunächst folgende Correetions- 
grössen bestimmt: 
ı. Die Caliberfehler. Die Calibrirung geschah bei Nr. I—II 
mittels abgetrennter Quecksilberfäden von 5, 10, 25, 50, 75° Länge, 
