456 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 6. Juni. 
bei Nr. IV—-VIIN mit solchen von 25, 50, 100, 150, 200, 250 und 
300°. Zur Ablesung der Kuppen diente ein von Hrn. Dr. PerNET 
angegebenes Instrument folgender Einrichtung: Auf einem Brette von 
80°” Länge und 25°” Breite befindet sich ein horizontal und vertical 
verschiebbares Lager für das Thermometer, und darüber in schräger 
Richtung eine starke Messingschiene, auf welcher sich zwei Mikroskope 
mittelst Schlitten bewegen lassen. Die ganze Vorrichtung ist auf 
einem gusseisernen Fussgestell befestigt und kann um eine horizontale, 
durch die kurze Seite des Brettes gehende Axe beliebig geneigt werden. 
Hierdurch wird es möglich, bei lufthaltenden Thermometern oder 
solchen von sehr ungleichem Caliber der in ebener Lage leicht ein- 
tretenden Verschiebung des Quecksilberfadens vorzubeugen und letzteren 
an jeder gewünschten Stelle festzuhalten. Zur genauen Ablesung der 
Kuppen ist eines der Mikroskope mittels Mikrometerschraube verstellbar 
und enthält im Gesichtsfeld einen Faden, welehen man in die Mitte 
zwischen zwei Scalentheile rückt, so dass '/,,° geschätzt werden kann. — 
Die Berechnung der Calibereorreetionen wurde nach dem Verfahren 
von NEUMANN-THIEsEnN' ausgeführt. Um eine Vorstellung der bei den 
obigen Thermometern aufgefundenen Fehler zu geben theile ich folgen- 
den Auszug aus den Gorreetionstabellen mit. 
Thermometer Nr. 
Thermometer Nr. 
Grade | Grade 
v1. 
o o o 
+ 0.01 | + 0.01 | + 0.02 
+.0.02 | +.0.03 | + 0.04 
| # 0.02 | + 0.04 | + 0.05 
| + 0.01 | + 0.01 | + 0.02 
0.00 0.00 0.00 
+ 0.04 | # 0.05 | — 0.03 
+ 0.14 | + 0.12 | — 0.04 
+ 0.22 | 0.20 | — 0.03 
! M. Tuıesen, Carr’s Repert. d. Exp. Phys. 15. 285. 
