Br 
Laxvorr: Genaue Bestimmung des Schmelzpunktes organischer Substanzen. 457 
2. Bestimmung der Fundamentalpunkte und zwar: 
a) des Eispunktes nach längerer Ruhe und einstündigem Ver- 
weilen im Eise = X, 
b) des Siedepunktes, redueirt auf 760"" — S, 
ce) des Eispunktes nach halbstündiger Erhitzung auf 100° — er 
d) bei den höher gehenden Thermometern des Eispunktes nach 
einstündiger Erwärmung auf 275° = E,.. 
Hieraus wurde abgeleitet: 
&) für die Thermometer I— II die Lage des Eispunktes bei 
irgend einer Temperatur £, unter Anwendung der Näherungsformel: 
EHE, = Eo+ alıo0 — I) 
EK-E 
“o 100 
mit der Constanten a = — 
“ 
100 
£) der Gradwerth des Thermometers 
und die Gradwertheorreetion für die benutzte Temperatur !: 
= (GP r700)%- 
Die Bestimmungen hatten folgende Zahlen ergeben: 
A. Bei den Thermometern I—III 
Therm. ES Br S 
I + 0.070 + 0.016 99.985 
II + 0.067 + 0.015 99.970 
II — 0.025 — 0.055 100.085 
woraus folgt: 
Nullpunkte I 
Therm. I E,= + 0.016 + 0.00054 (100 — {) 
2 el E,= + 0.015 + 0.00052 (100 — {) 
E, 
» Tl —= — 0.055 + 0.00030 (100 — f) 
Gradwerthe Gradwertheorreetion 
Therm. I % = 11.00031 9g=+ 0.000311 
Ze 7 = 1.00045 g=+ 0.000945 f 
3 SIT 7 = 0.099860 g= — 0.001401 
! Die Constante a ergab sich nahe übereinstimmend mit dem von A. BörrcHer 
(Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1888. 409) für Thermometer aus neuerem Jenaer Glas 
gefundenen Werthe 0.00056. Therm. III, welches aus älterem Glase verfertigt ist, 
zeigt eine kleinere Zahl. — Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass bei den vielfachen 
und verschieden lange andauernden Erhitzungen, welchen die Thermometer ausgesetzt 
wurden, die aus den obigen Formeln berechneten Nullpunkte nicht immer der Wirk- 
lichkeit entsprachen. Directe Bestimmungen mittels Eis, welche von Zeit zu Zeit vor- 
genommen wurden, zeigten aber, dass die Fehler nie beträchtlich sein konnten. 
