458 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 6. Juni. 
B. Bei den Thermometern IV— VI. 
Therm. Eo E00 E»75 S G g 
IV + 0.05 0.00 — 0.04 100.03 woraus 0.9997 und — 0.0003 t 
V — 0.15 —0.15 —0.20 99.90 » 0.9995 ”  — 0.0005 L 
VI 0.00 — 0.05 —0.08 100.00 » 0.9995 ” — 0.0005 f 
VII + 0.03 0.00 —0.10 100.12 » 0.9988 » — 0.0012 
VII — 0.40 — 0.50 —0.52 0940 » 1.0010 » + 0.0010 
Aus der Tabelle zeigt sich, dass ein einstündiges Erwärmen auf 
275° "eine geringe Depression des Eispunktes bewirkt hat, aber noch 
keine Erhöhung, wie das nach den Versuchen von H.F. Wire! bei 
mehrstündigem Erhitzen der Fall ist. 
Bei den obigen nur für Temperaturen über 100° benutzten 
Thermometern wurde die jeweilige Lage des Nullpunktes aus den 
Werthen von E,„ und E,, geschätzt, wobei allerdings zufolge der 
vielen unregelmässigen Erhitzungen der Instrumente Fehler bis zu 
o.1° nicht ausgeschlossen waren, wie mehrfache Controlbestimmungen 
mittels Eis zeigten. 
3. Zur Correction bezüglich der niedrigeren Tempe- 
ratur des aus dem erhitzten Raum herausragenden Queck- 
silberfadens habe ich empirische Formeln angewandt, welche sich 
auf Versuche stützen, die Hr. Dr. Rmsacn in meinem Laboratorium 
angestellt hat und deren Resultate derselbe demnächst  mittheilen 
wird. Es wurde versucht, in der zuerst von Hrn. A. Mousson” an- 
gegebenen Weise die Correction blos aus der Länge des herausragenden 
Fadens abzuleiten, ohne Zuziehung der mittleren Temperatur desselben, 
deren Bestimmung bekanntlich immer grosse Unsicherheit darbietet. 
Die Versuche, welche mit einer Anzahl sämmtlich aus Jenaer Glas 
angefertigter Thermometer von verschiedenen Längen angestellt worden 
sind, zeigten, dass eine einconstantige Correctionsformel nieht ausreicht, 
dass aber, wenn man einen Ausdruck mit zwei Constanten wählt, 
die Werthe für diese letzteren bei Instrumenten von annähernd gleichen 
Dimensionen so übereinstimmend ausfallen, dass Mittelzahlen von all- 
gemeinerer Anwendbarkeit genommen werden können. So ergaben 
sich bei den hier in Frage stehenden 'Thermometern für die Faden- 
eorreetion f folgende Formeln, in welchen ? die abgeiesene 'Tempe- 
ratur und n die Länge des herausragenden Fadens in Graden bedeutet: 
ı. Für die Thermometer I, I, III 
f = (0.0001309-n — 0.001318) L 
welcher Ausdruck ohne Nachtheil gekürzt werden kann zu: 
! Zeitschrift für Instrumentenkunde. Jahrg. 1888. S. 373. 
2 Pose. Ann. 133. 316. 
