460 
hade, in welches 
Fadencorrection wegfiel. 
enthaltenen Zahlen: 
die Instrumente ganz eintauchten, 
Hierbei ergaben sich die in folgender Tabelle 
Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 6. Juni. 
so dass die 
Thermometer Nr. lea 
| Mittel u 
I a ‘w 
I = 
Beoh. t 10.170 10.225 10.110| 10.1698 = 0.033 
k — 0.004 | — 0.057 | — 0.003 
Pr = I} 
e — 0.065 | — 0.062 | + 0.028 
7] + 0.003 | + 0.005. | — 0.014 
Corn. 7. 10.104 | 10.111 | ao.aı 10.112 + 0.005 
| 
Beob. t 19.900 19.920 19.800 19.873 = 0.037 
k — 0.035 | — 0.069 | — 0.007 
e — 0.059 | — 0.057 | + 0.031 
g + 0.006 | + 0.009 | — 0.028 
Corr. T 19.812) 19.803 | 19.796] 19.804 -+ 0.005 
Beob. t 34.940| 34.855] 34795| 34.863 + 0.042 
k — 0.132| — 0.043 | — 0.005 
e — 0.051 | — 0.049 | + 0.035 
g + 0.011 | + 0.016| — 0.049 
Cor. T 34768| 34779| 34776| 34774 + 0.003 
| 
Beoh. t 51.975| 51.730 51.775| 51.827 = 0.075 
k — 0.197 | + 0.044 | + 0.02 
e — 0.042 | — 0.040 | + 0.041 
9 + 0.016) + 0.023 | — 0.073 
Gore. T 51.752 51.757 51.745| 51.751 = 0.004 
Beoh. t 74.720 74.450 74-480| 74-550 -+ 0.087 
k — 0.277 | — 0.031 | — 0.003 
e — 0.030 | — 0.028 + 0.047 
g + 0023| + 0.034 | — 0.104 
Cor. T 74-436 74-425 74.420| 74-427 + 0.005 
Beob. t 90.350 90.230 90.300| 90.293 + 0.035 
k — 0.113 0.000 0.000 
e — 0.021 Nez 0.020 | + 0.052 
9 + 0.028| + 0.041 | — 0.126 
Corr., 7! 90.244 | 90.251 90.226] 90.240 + 0.007 
! 
Man sieht aus der Tabelle, dass der mittlere Fehler des Mittels 
aus den 3 Thermometerständen, welcher bei den nicht corrigirten 
Temperaturen + 
0°o3 bis 0°og beträgt, durch die Anbringung der 
Correetionen auf + 0?003 bis 0°007, also auf !/,o des vorigen Werthes 
heruntergedrückt werden kann. 
Zur Vergleichung der Thermometer Nr. IV, V, VI, VII und VII 
wurden dieselben dieht neben einander in einen kupfernen Cylinder 
