180 Sitzung der i)liy.s.-niatli. Classe v. 4. März. — Mittlieiliing v. LS. Febr. 



gestattet ein aus.seroi'dentlich siclieres und biMpiemes Arlieiten. Der 

 Spalt, dessen Bneken aus Platin -Iridium hergestellt sind, steht \ er- 

 tieal: er ist mit einem Höhensehieber versehen , der es gestattet, nacli 

 Beliehen his zu 7 schmale Spectra auf einer Platte über einander aul- 

 zunehmen. Es kann aber auch sofort die ganze Höhe des Spaltes 

 A'erwendet werden. Die mit Balg versehene C'amera lässt sieh a\d' 

 einer gehobelten gusseisernen Bahn durch Tlieilung ablesbar verschielien 

 imd der Cassettenträger feststellen. Da ich aus (ilründen. auf die ich 

 noch zurückkonunen werde , stets nur Funkenspectra Ijeobachtet habe, 

 liess ich die P^iuriclitung treffen, dass gleiclizeitig mit den horizontal 

 liegenden Elektroden ein von mir coustruirter Condensator. der zur 

 Verstärkung des Funkenliciites dient und au^^ einer ("ombination xon 

 Linsen und einem Retlectur von versiibeitem (das hcstdil. vor dem 

 Spalt gehoben und gesenkt werden kann. 



Der zum Betriebe eines gro.ssen Funkeninductors von 39"" Länge 

 erforderliche elektrische Str<mi wurde durcli eine Dynamomaschine er- 

 zeugt, die durch einen (Gasmotor in Bewegung gesetzt wird. Da die 

 erforderliche Stromstärke nur ein kleiner Bruchtlieil der von der Dy- 

 namomaschine gelieferten ist und der FunkeninductDr vor zu stai-ken 

 Strömen nidiedingt bewahrt werden nuisste. so iijieb stets ein hin- 

 reichend grosser Widerstand eingesciialtet imd nur ein Zweigstrom 

 kam ziu' Verwendung, dessen Stärke wiederinn mit demselben ^\'idel■- 

 stande abgeschwächt werden konnte. Mit Hülfe dieser Anordnung 

 wurde ein Funkenstrom von grosser Gleichmässigkeit erlialteii. 



Bei den photograjihischen Aufnahmen mit diesem Insti-unieiite ei'- 

 wviclis<Mi naturgcmäss die nu'isten Schwierigkeiten durch den Eintluss 

 der Wärme auf das Brechungsvermögen des Zinuntaethyls. ein F^intluss, 

 der so stark ist. dass Wärmeändernngen l)emerkbar werden, die selbst 

 mit feineren thermischen Messinstrumenten nicht nachweisbar sind. 

 Derselbe bewirkte nur bei schroffen Contrasteu eine Verschlechterung 

 der Definition der Linienbilder; gewöhnlich fand nur eine ununter- 

 brochene Wanderung des Spectrums statt, die es verl)ot. die Belichtun- 

 gen auf eine längere Zeit auszudehnen. Diese Wanderung des Spectrums 

 hat ausserdem noch zur Folge, dass. besonders bei der schrägen Lage der 

 photographischen Platte, die Bildebene ihren Abstand vom Objective 

 ändert. Erst als ich dies berücksichtigte und vor jeder Versuchsreilie 

 neu einstellte, gelang es, gleichmässigere Resultate zu erhalten. 



Wegen der ununterbrochenen Bewegung des Bildes war ich. um 

 sichere Anhaltspunkte zu gewinnen, ferner gezwungen, stets das Eisen- 

 spectrum mit zu photographiren, dessen Linien im Sonnenspectrum 

 leicht zu identificiren sind. Es wurde dies sehr einfach dadundi 

 bewirkt, dass ich bei allen Aufnahmen eine von den beiden Elektroden 



