Lohse: Untersiicliiing des violetten Theils einiger Metallspectia. IS] 



aus Eiseil ^\•äIllte, Avoliei es mir äusserst selten vorkam, ilass störende 

 Coincidenzen auftraten, deren Deutung eine fernere Aufnahme mit 

 gleichartigen Elektroden nöthig machte. 



Die Belichtungszeit betrug bei allen Aufnahmen von Metallspectren 

 70 Secunden bei einer Spaltweite von o"'"'03. 



Die Ausmessung der Spectralphotographien gesehali mit Hülle 

 eines einfachen Apparates, der im Wesentlichen aus einem fest auf 

 einem Tisch montirten Mikroskop mit Mikrometerocular bestand, eine 

 Vorrichtung, die nur gestattete, kurze Strecken zu messen, die der 

 geringen Ausdehnung des Sehfeldes des Mikroskojts entsprachen. 



Die Schraube des Ocularmikrometers wurde von Hrn. Töpfer ge- 

 schnitten, und es waren die periodischen Fehler derselben so klein, 

 dass sie ohne merkbaren Einfluss auf den zu erzielenden Genauigkeits- 

 grad der Wellenlängen blieljen und so die Altlesungen an der Trommel 

 direct verwendet werden konnten. 



Als Grundlage für die Messungen diente das Sonnens]>('ctrum. und 

 zwar eine besonders gut gelungene Aufnahme desselben, in welclier 

 ich die von Rowland genauer bestimmten Normallinien durch Nummern 

 bezeichnet hatte. Es konnten 47 dieser Normallinien für die Strecke 

 von A /\oo fx/ji bis /\.6o /ufi l)enutzt werden. 



Diese Aufnahme wurde auf dem gläsernen Tische des Messapparates 

 ein für allemal befestigt und das zu untersuchende Metallspectrum so 

 aufgelegt, dass die beiden Gelatineschichten sich berührten und beide 

 Spectra so gut als möglich zur Coincidenz kamen. 



Letzteres wurde mit Hülfe der Eisenlinien Itewirkt, die an ihrer 

 gesetzmässigen Anordnung im Sonnenspectriim leicht zu erkennen sind, 

 wenn man das Eisensjiectrum dagegen hält. Eine genaue Übereinstim- 

 mung über das ganze Spectrum war hierbei wegen der durch Wärme- 

 einllüsse veränderten Brecliung und Dispersion nicht zu erreichen. Es 

 gab nicht zwei Platten, die in dieser Beziehung ganz gleich gewesen 

 wären. Bei den Messungen wurde nun daraufgesehen, dass mindestens 

 eine der oben erwähnten Normallinien im Gesichtsfelde des Mikroskops 

 war. Sie wurde gewöhnlich durch 3, zuweilen auch mehr Einstellungen 

 genau bestimmt; dann wurden einige Eisenlinien sowohl im Sonnen- 

 sjiectrum als in dem betreffenden Metallspectrum gemessen, um die 

 zufallige Lage der beiden Spectra gegen (ünander zu ermitteln, und 

 nun konnte die Messung der im Sehfelde befindlichen Linien des zu 

 untersuchenden Spectrums beginnen, Avobei immer 3 Einstellungen 

 auf jede Linie kamen. Die Verschiebung des Metallspectrums gegen 

 das Sonnenspectrum konnte in den meisten Fällen für den Bereich des 

 Sehfeldes als constant angesehen werden: nur bei einigen Aufnahmen, 

 die liei einer Temperatur erfolgt waren, die von der Temperatur bei der 



