Klein: Leucit und Analciin. 



329 



Fig. 1. 



Für die tliermischen Untersuchungen kam ein einfacher 

 gebautes Instrument derselben Art in Betracht. Sein Objectiv 

 erhielt für den Gebrauch zu Untersuchungen in höheren Temperaturen 

 einen Mantel, durch den ein Strom kalten Wassers ein- und abge- 

 leitet werden konnte. 



Für manche Zwecke kam der Universaldreliapparat für Dünn- 

 schliffe (C. Klein, Ein Universaldrehapparat zur Untersucliung von 

 Dünnschliffen in Flüssigkeiten. Diese Sitzungsberichte 1895 S. 1154) 

 ziu- Anwendung. Um denselben für feinere Untersuchungen noch ge- 

 brauchsfähiger zu machen, habe ich an ihm, nach dem Vorgange des 

 Hrn. VON Fedorow (Zeitschr. f. Krystallographie 1896. B. XXVI S. 241) 

 noch zwei fernere Drelibewegungen anbringen lassen. Man kann sich 

 dieselben leicht vorstellen, Avenn man in der Fig. r' (a. a. 0. i 895 S. i i 54) 



die Glasscheibe G durch einen schma- 

 len Metallring .S" ersetzt denkt, wie 

 es auch in Fig. i dieser Abhandlung 

 dargestellt ist. Derselbe dreht sich 

 um eine Axe, die auf der Scheibe S, 

 bei ^ und .S. ihre Lager hat. Inner- 

 halb dieses Ringes und concentrisch 

 zu ilnii bcAvegt sich ein zweiter Ring 

 <S"', der die Glasscheibe G trägt. Der 

 erste der neuen Ringe <S' wird ver- 

 mittelst eines Stiftes gedrelit, den man 

 in Löcher seiner Axen steckt; der 

 zweite Ring <S" hat auf seiner Ober- 

 fläche ebenfalls Löclier. in die man 

 mit einem zangenartig umgebogenen Dralite fasst. Beide Drehungen 

 können also in der Flüssigkeit erfolgen. 



Wenn man die Bewegungen , die der am Mikroskop angebrachte 

 Universaltisch nunmehr hat, mit denen vergleicht, die der Universal- 

 drehapparat unter denselben Umständen 1895 schon hatte, so sieht 

 man das Princip <les letzteren bezüglich der Dre]il)ewegungen auf 

 ersteren übertragen. 



F]s entsprechen sich : 



Beim Universaldreliapparat. 

 Mikroskop horizontal gestellt. 



Beim Universaltisch. 

 Mikroskop vertical gestellt. 



I. Die Bewegung vermittelst der drehbaren 

 Niools um eine teste horizontal gestellte Axe. 



I . Die Bewegung vermittelst des drehbai-en Mi- 

 kroskoptisches oder der drehbaren Nicols um 

 eine feste, vertical gestellte Axe. 



