330 



Sitzung der physikalisch -matlieiiiatisclK-n C'lasse vom 18. März. 



Beim Universaldrehapparat. 

 Mikroskop horizontal gestellt. 



Beim Universaltisch. 

 Mikroskop vertical gestellt. 



Die Bewegung vermittelst des Kreises K. 

 Derselbe ist beweglich um eine feste verticale 

 Axe. 



3 und 4. Die Bewegungen vermittelst der 

 zwei Viertelkreise L und L'. Dieselben pr- 

 Iblgeii in zwei senkrecht zu einander liegen- 

 den, in der Ilorizontalebene beweglichen 

 horizontale]] Axen. 



2. Die Bewegung vermittelst des Kreises .S. Der- 

 selbe ist beweglieh ii] horizontaler bis verti- 

 caler Stellung um eine vertical stehende bis 

 horizontal liegende Axe. 



3 und 4. Die Bewegungen ^•el•mittelst der zwei 

 Kreise .S ui]d .S'. Dieselben erfolgen nach 

 2 Axen. die gewöhi]Iicl] in der Horizo]]tal- 

 cbene liegen und \oii denen die ii]iiere, be- 

 wegliche, senkrecht und parallel zur äusseren 

 gestellt werden kann. 



5. Die Bewegung um eine verticale. aber auch 

 seitlich neigbare Axe, die den Krysiall trägt. 



5. Die Bewegung auf G, die um eine verticale. 

 eine horizontale und eine .\.xe von Mittellage 

 ei'foli'en kau]]. 



Beim Ai'lioitcn mit dem .so vorv()llk(immii('t('ii Iiistruniont wird 

 man die beliebig aufgelegte Scliliftpartie oder da.s Kry.ställclien enst 

 mit Bewegung 5 in die gewün.selite Anfangslage bringen inid dann 

 mit Hülfe der anderen Bewegungen orientiren. 



Um das Instrument auch zu Untersuchungen im convergent(>n 

 Lichte zu gel)rauchen, setzt man an der Unterseite des Drehtisches an 

 einem Arm einen C'ondensorsatz ein, der, wenn er unnöthig ist, weg- 

 genommen oder 7.nv Seite geklapi)t werden kann. 



Ist das Instnmient mit Flüssigkeit gefüllt, so ist dieselbe, vor 

 dem Gebrauch mit dem Convergenzlinsensatz, zu entleeren. Man kann 

 aber auch durch ein Schutzglas zwi.schen Flüssigkeit und Linse eine 

 trennende Luftscliicht herstellen und unter dieser Bedingung die Flüssig- 

 keit im Apparat lassen, da dann die Wirkung der Linsen in der 

 gleich- oder annähernd gleichbrechenden Flüssigkeit nicht aufge- 

 hoben wird. 



Zur Bestimmung der Temperaturen, bei denen Veränderun- 

 gen in der optischen Beschaffenheit der Mineralien eintreten , benutzte 

 ich, ausser den früher beschriebenen Erhitzungsapi^araten für trockene 

 und feuchte Luft, ein auf dem von Le Chateliek zuerst angegebenen 

 Princip' beruhendes Instrument. 



Das dazu gehörende Galvanometer nach d'Arsonval ist von Keiser 

 und Schmidt hierselljst angefertigt, das Platinrhodiumelement wurde 

 durch Vermittelimg der K. Reichsanstalt von C. W. Heraeus in Hanau 

 bezogen. Die K. Reichsanstalt übernahm die Prüfung von Element 



' Le Chatelier. De la inesiire des teinperatiires elevees par les coiiples ther- 

 uiKelectritiues. Journal de Physique 1887. 2 Serie. Vol. VI. 



