Kr.EiN: Leiicit und Analcini. 



333 



Heizkasten liefindet. In dieser Klemme können sie hei D hoch und 

 niedrig gestellt, nach dem Mikroskop oder Beobachter zu, oder davon 

 al) durch Q verschoben und in einer zum Beobachter parallelen Ebene 

 um eine auf denselben zu gerichtete Axe Q geneigt werden. Hier- 

 durch ist es möglich die 2 kleinen Drahtenden und die sie verbin- 

 dende Kugel in die oben erwähnte Lage zu bringen. 



Um nun um den Krystall und die Kugel herum möglichst ein 

 und dieselbe Temperatur zu erhalten , muss die Heizvorrichtung mit 

 einem Cylindermantel umgeben werden. Derselbe ist von Metall und 

 innen stark mit Asbest ausgekleidet. Er ist längs der Cj^linderaxe 

 durch einen Centralschnitt in 2 Theile zerlegt. Ein jeder hat die 

 für den Einlass der Gas- und Sauerstoffröhren einerseits, der Por- 

 zellanröhren anderei'seits nöthigen Einschnitte. Beide Theile werden ein- 

 zeln angeschoben und zusammeiigei)asst. Schliesslich kommt über 

 sie eine Asbestplatte mit centralem Sehloch und peripherischen Ab- 

 lasslöchern für die heisse Luft. 



Nun gilt es noch den Gaszutritt zu reguliren, da die gewöhn- 

 lichen Abstellhähne bald wenig und bei etwas stärkerem Öffnen, bald 



sehr viel mehr Gas zuströmen lassen. 

 Zu diesem Zwecke hat mir Hr. Leiss 

 einen Gasregulator mit Trieb T und 

 Theilung K construirt. Ein Kegel C 

 senkt sich vermittelst einer Schraube 

 in eine entsprechende Höhlung und 

 schliesst entweder die Austrittsöff- 

 iRUig ganz ab oder öffnet sie nur 

 ganz allmählich. 



Wird nun noch das Galvano- 

 meter sicher und unabhängig vom 

 Beobachtungstisch aufgestellt und ge- 

 hörig justirt, so functionirt der Apparat vortreftlich , und ich konnte 

 mit ihm die Boracitgrenze, feststehend im Gesichtsfelde eines mit 

 seinem Tisch unter den Erwärmungstisch geschobenen Mikroskojjs' bei 

 263 — 265° C. beobachten, vorausgesetzt, dass die nicht erwärmten 

 Elementenden vor der Verbindung mit dem (Talvanometer durch Eis 

 gingen. 



Fw. 3. 





.^ 



' Dasselbe berührt an keiner Stelle den PZrwärmungstisch; die !Mikroskü])theile 

 leiden infolsre davon wenin' oder nicht durch die Wärme. 



