578 Gesammtsitzung vom 13. Mai. — Mittlieilung vom 29. April. 



2. Zur y ergleich ung der Intensität der Strahlung zweier Ent- 

 ladung.sröhren und zu verschiedenen anderen Versuchen benutzte ich 

 eine Vorrichtung, die dem BouGUER"schen Photometer nachgebildet ist. 

 und Avelche ich der Einfachheit halber auch Photometer nennen will. 

 Ein 35'"' hohes, 150™ langes und o^is dickes, rechteckiges Stück 

 Bleiblech ist, durch Bretter gestützt, in der Mitte eines langen Tisches 

 vertical aufgestellt. Auf beiden Seiten desselben steht, auf dem Tisch 

 verschiebbar, je eine Entladung.sröhre. An dem einen Ende des Blei- 

 streifens ist ein Fluorescenzschirm ' so angebracht, dass jede Hälfte 

 desselben nur von einer Röhre senkrecht bestrahlt wird. Bei den 

 Messungen wird auf gleiche Helligkeit der Fluorescenz beider Hälften 

 eingestellt. 



Einige Bemerkungen über den Gebrauch dieses Instrumentes mögen 

 hier Platz finden. Zunächst ist zu erwähnen, dass die Einstellungen 

 häufig sehr erschwert werden durch die Inconstanz der Strahleniiuclle; 

 die Röhre reagirt auf jede Unregelmässigkeit in der Unterbrechung 

 des primären Stromes, und solche kommen beim ÜEPREz'schen, aber 

 namentlich beim Foucault' sehen Unterbrecher vor. Eine mehrmaUge 

 Wiederholung jeder Einstellung ist daher geboten. Zweitens möchte 

 ich angeben, wovon die Helligkeit eines gegebenen Fluorescenzschirmes 

 abhängig ist, der in so rascher Aufeinanderfolge von X-Strahlen ge- 

 troffen wird, dass das beobachtende Auge die Intermittenz der Be- 

 strahlung nicht mehr wahrnimmt. Diese Helügkeit hängt ab i. von 

 der Intensität der Strahlung, die von der Platinplatte der Entladungs- 

 röhre ausgeht; 2. sehr wahrscheinlich von der Art der den Schirm 

 treffenden Strahlen , denn nicht jede Strahlenart (vergl. unten) braucht 

 in gleichem Maass fluorescenzerregend zu wirken; 3. von der Ent- 

 fernung des Schirmes von der Ausgangsstelle der Strahlen: 4. von der 

 Absorption, die die Strahlen auf ihrem Wege bis zu dem Baryum- 

 platincyanür erleiden: 5. von der Anzahl der Entladungen in der Se- 

 cunde; 6. von der Dauer jeder einzelnen Entladung; 7. von der Dauer 

 und der Stärke des Nachleuchtens des Baryumplatincyanürs und 8. von 

 der Bestrahlung des Schirmes durch die die Entladungsröhre umge- 

 benden Körper. Um Irrthümer zu vermeiden, wird man immer daran 

 denken müssen, dass hier im allgemeinen ähnliche Verhältnisse vor- 

 liegen, wie wenn man mit Hülfe der Fluorescenzwirkung zwei ver- 

 schiedenfarbige , intermittirende Lichtquellen zu vergleichen hätte, die 



' Bei diesen und anderen Versuchen liat sich der EoisoN'sche Fluorescenzscliirm 

 als sehr praktisch erwiesen. Derselbe besteht aus einem stereoskopähnlichen Gehäuse, 

 das sicli lichtdicht an den Kopl" des Beobachters anlegen lässt, und dessen Carton- 

 boden mit Baryumplatincyanür bedeckt ist. Edison nimmt statt Barj-umplatincj'anür 

 Scheelit; ich ziehe aber ersteres aus manchen Gründen vor. 



