Eschenhagen: Schnelle, periodische Veränderungen des Erdmagnetismus. (583 



beider Instrumente lässt nichts zu wünschen übrig, zumal die Empfind- 

 lichkeiten sehr verschieden sind, beim Bifilar beträgt i''=: 2.77. beim 

 Registririnstrument ist i™'" der Ordinate = 0.47. Letzteres Instrument 

 hat einen Stahlspiegel von 20""" Durchmesser, der durch Torsion des 

 ihn tragenden Quarzfadens senkrecht zum Meridian gestellt ist, während 

 im ControUinstrument ein i i"" langer Röhrenmagnet bifilar aufgehängt 

 ist, dessen gedämpfte Schwingungsdauer etwa 8 Secunden beträgt, wäh- 

 rend das Dämpfungsverhältniss nur 2.6 ist. Der- Unterschied in der 

 Construction der Apparate kann kaum grösser sein, ihre Übereinstim- 

 mung ist überdiess bereits durch directe 5 Secunden -Beobachtungen an 

 beiden nachgewiesen'. 



Um aller noch zu zeigen , dass die Gesetzmässigkeit der Wellen- 

 züge bb in Fig. i nur von äusseren Kräften hervorgebracht sind, wurde 

 versucht, diese Wellen künstlich zu erzeugen. 



Richtet man einen kiu-zen Magnet, z.B. ein 4'™ langes Stück einer 

 magnetisirten Stricknadel aus i'"5 Entfernung im Meridian senkrecht 

 gegen den Staldsj^iegel des Instruments, so wird derselbe um etwa 

 3-4 Bogenminuten abgelenkt, ein Betrag, der auf der Curve ebenso viel 

 Millimetern entspricht. In verticaler Stellung und auf gleicher Höhe 

 mit dem Stahlspiegel wirkt der Magnet nicht; bei einer Drehung in 

 die Horizontale wird aber allmählich jene Maximalablenkung entstehen, 

 und zwar wird, da das wirksame magnetische Moment dem Sinus der 

 Noigimg des Stabes gegen die Verticale proportional ist, bei fortschrei- 

 tender Registrirung eine Sinuscurve entstehen, wie wir sie z.B. in Fig. 2 

 erblicken. Die Wirkung zweier Magnete, die neben oder über einander 

 sich befinden, wird sich je nach der Stellung derselben bald summiren, 

 bald aufheben. Es wurde nun ein einfacher Apparat aus zwei Rollen 

 hergerichtet, deren Durchmesser 4'"' und 5™ betrugen und die durch einen 

 Schnurlauf verbunden waren. Die auf die Rollen gekitteten Magnete, 

 deren Momente nahezu gleich, nämlich 16 und 18 Cmgr- Einheiten be- 

 trugen, und die sich in i'l'yö Entfern vmg von der Nadel des Magneto- 

 meters befanden, kamen nun bei einer Drehung in die den beiden Wellen- 

 formeln entsprechenden Stellungen. Mit der Hand wurde die eine Rolle 

 aus der Anfangsstellung, in welcher beide Magnete parallel und vertical 

 waren, in 40 Secunden nach dem Schlage eines Chronometers einmal 

 herum gedreht, die andere Tieschrieb alsdann eine Umdrehung schon 

 in 32 Secunden, und der Registrirapparat zeichnete die in Fig. 4 dar- 

 gestellten durch Striche abgetheilten Wellen, während der Erdmagne- 

 tismus, wie die Theile der Curve zu Beginn und Schluss zeigen, selir 

 gleichmässig blieb. Die unverkennbare Ähnlichkeit der Wellen mit denen 



' Vergl. Eschenhagen. ("Ijer simultane Beol)achtHngen erdmagnetisclier Variatio- 

 nen. Tcrrestrial Magnetisni. Vol. i p. 59. 



