VVARiiiiKr. : Eiii'ri;ieuiii.s;it/. bei |iliciti>i-lieiiiisi'lieii \'iirn;iiij;('ii in (iiiseii. < 49 



Die Bildungsvväniie des Aiiuiioninks hetni^t j>ro Mol Aiinijoniak 

 bei Zinimorteniporatur i 2 100 Kai. für konstanten Dnu-k, i 1 700 Kai. im 

 Apparat. Darau.s ergibt sich mittels (6), wenn man mit A/>, die Zu- 

 nahme der Drnckdill'erenz zwischen V und V" in Halbmillinu'tern durch 

 eine JVIinute lange Bestrahlung bezeiclmet, die pro Sekunde in chemische 

 Energie verwandelte Strahlung.sintensität W, 



Ap, K' • I I 700 / I / I I \\ 



wo t die Versuchstemperatur bedeutet. 



4. Die durch die (MTnung im Fluoreszenzschirm tretende Strah- 

 hingsintensität wurde durch ein Flächenbolometer gemessen, dessen 

 licstrahlter Zweig eine Fläche von 19X9 qmni einnimmt und einen 

 Widerstand von i 1 .9 Ohm besitzt. Im Brückenzweig befand sich ein Du 

 Bois-RuuENssches Panzergalvanometer, einer Ablenkung von i Skalen- 

 teil entsprechen 7 • 10 ' Ampere. Da aber diese Empfindlichkeit zu 

 groß war, so wurden noch 200 Ohm in den Brückenzweig aufge- 

 nommen. Das Bolometer befindet sich in einem Messinggehäuse mit 

 VVasserhüUe, die Strahlung tritt durch ein 1.7 cm hohes, i.i cm breites 

 • Jiuirzfenster ein. 



Die Reduktion der Galvanometerausschläge auf Kai. wurde durch 

 die Hefnertlanime bewerkstelligt, welche nach An(;stköm in i m P]nt- 

 fernung C = 2 1 .5 • 10 "^ g-kal. pro Sekunde durch eine senkrecht zu 

 den Strahlen gestellte Fläche von i (|cm hindurchschickt. Bei der 

 Eichung war über die Vordertläche des Bolometergehäuses eine Metall- 

 kappe geschoben, welche in der Mitte eine i .025 cm hohe, 0.52 cm breite 

 Öffnung besaß. Die Entfernung zwisclien Flamme und Öffnung be- 

 trug ungefähr 0.8 m; alle von der Flamme durch die Öffnung ge- 

 sandten Strahlen trafen die Bolonu^terlläche. 



5. Bei den Versuchen wird i. bei ü))ergeschobener Kappe der von 

 der Hefnerilamme liervorgebrachte Galvanometerausschlag a,, und d'w 

 Entfernung e der Flamme von der Öffnung in der Kappe gemessen; 

 2. bei abgenommener Kappe das Bolometer dicht vor die Öffnung des 

 FUioreszenzschirms gebracht, das Induktorium in Gang gesetzt imd der 

 durch die zu untersuchende Strahlung' hervorgebrachte Galvanometer- 

 ausschlag u^ bestimmt; 3. wird die Zersetzungszelle vor die Öffnung 

 gebracht und A/», (§ 3) durch 10' lang dauernde Bestrahlung gemessen; 

 4. werden die Messungen i und 2 wiederliolt; 5. bringt man zur 

 Bestimmung der Absorption das Bolometerfenster in 2 cm Entfernung 



' Dieselbe wird durch citi 0.07 iiiiii dickes Glimmejblatf, welches \-()ii der 

 Strahlung der Hefnerlampe 83 Prozent durchläßt, vollständig abgeschnitten. 



