Marxens: Über die Messung grosser Kräfte im Materialprüfungsvvesen. Ilö3 



Diese Messungen beruhen zumeist auf der Feststellung der elasti- 

 schen Formänderung fester Körper von prismatischer Gestalt. Da man 

 es also mit sehr geringen Formänderungen zu tun hat, so entsteht die 

 Aufgabe, diese geringen Formänderungen hinreichend genau zu er- 

 mitteln. Dabei müssen die Spannungen in den benutzten Körpern 

 möglichst einfacher Art sein ; meistens benutzt man auf Zug oder Druck 

 beanspruchte Körper aus Material mit hochliegender Elastizitätsgrenze; 

 in der Regel Stahl, bei dem die durch die Spannungseinheit an der 

 Längeneinheit erzeugte Formänderung, die Dehnungszahl innerhalb der 

 Grenzen: 0,^2 bis 5.10"' zu liegen pflegt. 



Fig. 2 



^ at^2* i^ 



Messungen solcher Art haben besondere Bedeutung für die Prüfung 

 und Eichung von Festigkeitsprobiermaschinen gewonnen. Dabei be- 

 nutzte man bisher vorwiegend zylindrische Stäbe in Verbindung mit 

 Spiegelapparaten etwa von der von mir angegebenen Form Fig. i ' ; man 

 arbeitet bei diesen Apparaten gewissermaßen mit einem zweiarmigen 

 Hebel von sehr großem Übersetzungsverhältnis. Den kleinen Hebelarm 

 bildet ein Schneidenkörper r (Fig. 2) aus rautenförmig geschliffenem 

 harten Stahl, der einen nach zwei Richtungen einstellbaren Spiegel trägt. 

 Mit Hilfe von Fernrohr und Skala kann die durch die Verlängerung des 

 Stabes erzeugte Spiegeldrehung als Strecke a am Maßstab M abgelesen 

 werden. Zufolge dieser .Anordnung ist das Übersetzungsverhältnis 



A tg 2 Ä 2A 



' A. M. Marxens, Handlmch der Materialienkiinde, .lulius Springer, Berlin, 

 S. 52 — 57 und 468 — 496. 



