1134 Gesaninitsitzung vom 21. December 1911. 



gegeben durch den Abstand /• der beiden parallelen Schneidenkanten 

 voneinander und durch den doppelten Abstand der Maßstabfläche von 

 dem Spiegeldrehpunkt o in dem Einschnitt der Feder /. 



An jedem Stab (Kontrollkörper) werden zwei Spiegel mittels der 

 Federn / und einer gemeinsamen Klemme K angebracht. Auf diese 

 Weise läßt sich der Apparat einfach und vollkommen sicher befestigen. 

 Durch Auswahl der Größen r und A kann leicht ein Übersetzungs- 

 verhältnis von "/joo oder selbst von '/looo hergestellt werden, und bei 

 entsprechenden Fernrohrvergrößerungen lassen sich Messungen von der 

 Größenordnung cm io~* leicht und sicher ausführen. 



Die öffentlichen Prüfämter benutzen Kontrollstäbe aus gutem Stahl, 

 deren Querschnitte so bemessen sind, daß sie Kräfte l)is zu lOo t oder 

 mehr aufnehmen können, ohne bleibende Formänderungen zu erleiden. 

 Die Ämter prüfen damit die eigenen, oder auf Antrag auch fremde 

 Maschinen. 



Das Königliche Materialprüfungsamt in Groß-Lichterfelde hat eine 

 Reihe von solchen Kontrollstäben, die bis zu Kräften von 300 und 

 500 1 reichen, und benutzt diese Stäbe zur regelmäßigen und sehr 

 häufig wiederholten Prüfung der eigenen Maschinen. Diese Prüfungen 

 können mit der praktisch völlig ausreichenden Genauigkeitsgrenze von 

 ±0.5 Prozent durchgeführt werden. Um sie an das absolute Gewichts- 

 system anzuschließen, werden die Stäbe mittels des in Fig. i gezeigten 

 Kontrollstabprüfers durch Gewichtsscheiben von je 1000 kg belastet'. 

 Diese Gewichte sind mit Präzisionseichstempel versehen und bis auf 

 200 g richtig. Sie werden mit einer hydraulischen Presse Tonne für 

 Tonne aufgesetzt, und für jede Tonne wird mittels des Spiegelapparates 

 die erzeugte Verlängerung in cm io~"* abgelesen; diese Ablesungen 

 sind für jede Laststufe einander genau gleich, wenn der Stab voll- 

 kommen elastisch ist. Der Stab muß in einer richtigen Prüfmaschine 

 bei Kräften von i bis 10 t und von 90 bis 100 t wiederum genau die 

 gleichen Ablesungen für jede Tonne geben, wenn der Kontrollstab bis 

 zu dieser Höchstlast noch innerhalb seiner Elastizitätsgrenze bean- 

 sprucht ist. Auf solche Weise geprüfte Stäbe geben nun die Möglich- 

 keit, für ihren ganzen Meßbereich zur Maschinenprüfung benutzt werden 

 zu können. Das Verfahren gewinnt um so mehr an Sicherheit, je mehr 

 solcher auf verschiedenen Maschinen in gleicher Weise A^erglichener 

 Stäbe zur Verfügung stehen. 



Dieses Kontrollsystem ist in den amtlichen Materialprüfungsämtern 

 folgerichtig durchgeführt. Und auf der mit größter Sorgfalt 



' Martens-Guth, Denkschrift zur Eröffnung des Königlichen Materialpriiliings- 

 amtes in Groß-Lichterfelde S. 290, Verlag von Julius Springer, Berlin 1904. 



