Mariens: t'l)iT dir .Messuug nidsser Kräfte iin Matcrialpriiliintiswesfii. 1135 

 Fig. 3. 



durchgeführten Konti'olle der eigenen Maschinen beruht die 

 Zuverlässigkeit der Arbeit dieser Anstalten. 



Man hat bei diesen Kontrollprüfungen die Erfahrung gemacht, 

 daß die Wagen der Maschinen infolge der starken Inanspruchnahme 

 ihrer Teile und infolge der oft sehr starken Schlagwirkungen beim 

 Bruch der Versuchsstücke oft Schaden an ihrer Richtigkeit erleiden. 

 Und da die Wage für große Kräfte ohnehin eine schwer zu über- 

 sehende und schwer in Ordnung zu haltende Vorrichtung ist, so stellte 

 sich sehr bald das Bedürfnis heraus, die Kraftmeßvorrichtungen im 

 Prüfungswesen einfacher zu gestalten. Man kam durch häufige Ver- 

 gleiche und besondere Versuche bald zu der Überzeugung, daß bei An- 

 wendung der ohnehin meistens vorhandenen hydraulischen Presse mit 

 Lederstulpenliderung die Kraftmessung mit einer für praktische Zwecke 

 immer ausreichenden Genauigkeitsgrenze von etwa ± i Prozent ausge- 

 führt werden könne, wenn man die aufgewendete Kraft aus dem Wasser- 

 druck mal der Kolbenfläche berechnet. Hierdurch war es möglich, trotz 

 großer Kraftleistung zu sehr einfachen Prüfeinrichtungen zu gelangen. 

 Diese Vereinfachung ermöglichte wiederum, dem Materialprüfungswesen 

 in der Praxis ein sehr breites Gebiet zu verschaflen und es auf die ein- 

 zelnen Baustellen zu verlegen und dadurch wesentlich zur Verbesserung 

 unserer Baumaterialien beizutragen. In Fig. 3 zeige ich eine solche ver- 



