113B 



Gesamiiitsitzunji' vom 21. December 1911. 



einfachte Maschine für 50 t Kraftleistung. Sie ist mit den zugehörigen 

 Manometern und der Preßpumpe auf dem Tischchen angebracht. Das 

 Bild zeigt dahinter die nach dem gleichen Grundsatz gebaute Maschine 

 für 600 t Kraftleistung. 



Die Prüfung der Maschinen mittels Kontrollstabs und Spiegel- 

 apparats ist nun zwar ein ziemlich sicheres Vorgehen (man kann Fehler- 

 grenzen von ±0.5 Prozent mit großer Sicherheit gewährleisten), aber 



die Ausführung verlangt immer- 



'9' ■ hin einen gewandten Beobachter, 



Meßdose für die Mascliine für Drehversuche. n ■ ^ ^ ^ 1 



und man ist daher von mehreren 



Seiten bestrebt gewesen, noch 

 einfacher und leichter zu hand- 

 habende Einrichtungen zu erden- 

 ken. Diese Bestrebungen sind in 

 letzter Zeit von so gutem Erfolg 

 gewesen, daß ich Ihnen hierüber 

 Mitteilung machen möchte. 



Zunächst habe ich selbst durch 

 die Einführung einer in Amerika 

 mehrfach benutzten deutschen 

 Idee, der Meßdose, versucht, die 

 Sache auf die einfachste Form zu 

 bringen. Die Meßdose ermöglicht es, Maschinen von großer Kraft- 

 leistung auch für feinere Messungen und geringe Kräfte zu benutzen. 

 Die Meßdose, Fig. 4, besteht aus einem dickwandigen Gefäß, 

 dessen Deckel und ein sehr dünnes Messingblech das Gefäß abschließen. 

 Die in der Dose befindliche Wassermasse steht durch ein sehr enges 

 Rohr (2 mm innerer Durchmesser) mit der Feder eines Bourdonmano- 

 meters in Verbindung. Die auf den Deckel der Dose übertragene Ma- 

 schinenkraft kann also leicht aus der Manometeranzeige mal der wirk- 

 samen Kolbenfläche der Meßdose errechnet oder aus einer Eichtabelle 

 abgelesen werden. Der sehr leicht bewegliche Dosenabschluß veran- 

 laßt keine praktisch wesentliche Fehlerquelle'; man kann daher die 

 Meßdose auch schon für kleine Kräfte benutzen in Fällen, in denen 

 die Kraftbestimmung mittels der hydraulischen Presse aus Kolben- 

 fläclie mal Wasserdruck schon recht merklich beeinflußt wird. Auch 

 die Meßdose bedarf zur Ermittelung ihrer wirksamen Kolbenfläche 

 der Eichung, die leicht auf dem oben beschriebenen Kontrollstabprüfer 

 (Fig. 1) ausgefülirt werden kann. Man kann mit der Meßdose Kraft- 

 bestimmungen machen, die auch bei verhältnismäßig geringen Kräften 



Wirksame Deckelflaclie /^= 200 qcni. 

 P= 10000 kg. /) = 50 Atm. 



Untersuchungen ülierflen Kinpfindliclikeitsni-iul der Meßdose s. Denkscln-ii'f S. 285. 



