M ARTF.^^s : Über die Mf^ssung grosser Kräfte im Materialprüfiingswesen. IIHV 



bis auf ±0.5 Prozent zuverlässig sind. Da man aber mit dem 

 Wasserdruck wegen der erforderlichen dünnen Verbindung zwischen 

 Deckel und Dosenwand nicht wohl über 200 bis 300 Atm. gehen kann', 

 so erhält man für die Messung sehr hoher Kräfte leicht unbequem 

 große Durchmesser. Das Arbeiten mit einer geeichten Dose erfordert 

 nur die Ablesung am Manometer und an der Eichtabelle; sie kann 

 daher auch weniger geübten Beobachtern überlassen werden. 



Man hat nun auch versucht, den zuerst beschriebenen Grundsatz: 

 Messung der elastischen Formänderung prismatischer Körper unter Um- 

 gehung des Spiegelapparates zu benutzen ; und dieser Weg führt am 



Fig. 5 



letzten Ende zu recht braucliliaren Einrichtungen für das Messen sehr 

 großer Kräfte. 



Grundsatz : Mit dem einen Ende des prismatischen Kontrollkörpers 

 wird der Körper eines Gefäßes fest verbimden, während der Deckel 

 mit dem anderen Ende vereint ist; bei jeder Längenänderung des Kon- 

 trollkörpers Averden diese beiden federnd aneinander gefügten Stücke 

 gegeneinander bewegt, und der Inhalt des Gefäßes wird verändert. 

 Der Körperinhalt der verdrängten Wassermasse gibt ein Maß für die 

 elastische Längenänderung des Kontrollkörpers, d. h. für die Kraft P. 

 Man kann auf diese Weise hohe Empfindliehkeit erzielen. 



Dieser Grundgedanke ist mit großem Erfolg neuerdings von 

 G. Wazau in Gaithain i. S., früherem Assistenten am Materialprüfungs- 

 amt Groß-Lichterfelde, auf einen zylindrisclien Kontrollstab (Fig. 5 a) 



Denkschrift S. 2i 



