11 HS 



Gesainiiitsitziinf!; \oi)i 21. Deceiiiliei- 1911. 



übertragen, der auf Zug oder Druck beansprucht werden kann, während 

 die Firma Amsler Laffon in Schaffhausen, soviel ich weiß, früher schon 

 den gleiclien Grundsatz unter Verwendung eines ringförmigen, auf Druck 

 beanspruchten Kontrollkörpers (Fig. 5 b) benutzte. 



Beide Konstrukteure gehen nun so vor, daß sie die von der 

 Längenänderung des Kontrollstabes herrührende Raumveränderung im 

 Meßgefäß durch einen von einer Mikroraeterschraube bewegten Ver- 

 drängungskörper wieder rückgängig maclien, indem sie in einem Haar- 

 rohr den Quecksilberfaden auf Marke einstellen. Icli zeige diesen 

 Grundsatz im Schema in Fig. 5. Die Empfindlichkeit der Einstellung 

 ergibt sich aus dem Flächenverhältnis des angewendeten Verdrängungs- 

 gefäßes zu dem Querschnitt des Haarrohres. Das Übersetzungsver- 

 hältnis n = '/2000 ui^d mehr ist leicht zu erzielen. 



Ich teile hier mit Erlaubnis des Hrn. Wazau eine auf dem Kon- 

 troUstal^prüfer des Materialprüfungsamtes mit dem Apparat dieses 

 Herrn gewonnene Eiclitabelle mit. 



Kraftprüfer von G. Wazau 



(für Pinax = 30000 kg). 



Eichergebnisse auf dem Kontrollstabprüfer (Fig. i). 



Bei Belastungen mit aufgesetzten Gewichtsstürken von je 1000 kg ±0.2 ergeben sich die 

 folgenden Ablesungen li in Trommelteilungen am Mikrometer: 



Die Empfindlichkeit genügt also für die Feststelhuig der Kraft P bis auf AP= 2 kg bei 

 loooo kg Belastung. 



AP 2 I 



Empfindlichkeitsgrad 



1 0000 5000 



