Marxens: Über die Messung grosser Kräfte im ]Materialprül'uiigsweseii. 1139 

 Fig. 6. Meßdose für 3000-t-Maschine. 



Pmar. = 3000000 kg. F = 2000 (jciu. (T = - = 1500 Atm. / = 



200 qcm d = 16 cm 

 2200 qcm D = 53 cm. 



= 3.10-7. /=3cm. Verdrängter Inhalt « = £•/; ü = e •/= / - o- •/• a = 3 • 1500 ■ 200 • 3 • io-7. 



« = 0.27 cm3. Bei 100 cm Steighöhe Rohrquerschnitt /i- = 0.0027 cm^ bei 3000 t. (i = 0.059 cm. 



Dazu ein Tisch mit 3 Standrohren von a) 0.0027 qcm, h) 0.0013 qcm, c) 0.0007 qcm. Man hat 



dann die Querschnitte von 0.0047 bis 0.0007 ^"i" Verfügung. 



W=im entspricht dann a) 3000t, h) 1500t. c) 750t. 



Die von den genannten beiden Herren benutzten, übrigens bereits 

 älteren Grundsätze, die elastischen Längenänderungen eines Körpers 

 zur Messung durch Wassei-verdrängung zu benutzen, will ich jetzt an- 

 wenden, um die im nächsten Vierteljahr im Materialprüfungsamt auf- 



Meßapparate zur 3000-t-Maschine. 



