1140 Gesainintsitzung vom 21. Decenilier 1911. 



zustellende große Maschine für 3000 t Kraftleistung mit einem Kontroll- 

 apparat zu versehen. 



Fig. 6 und 7 zeigen diese von mir entworfene Einrichtung. 



Der eigentliche Kontrollkörper ist durch den Ringkörper R von 

 3 cm Höhe gegeben, der zugleich das Gefäß bildet, aus dem die Meß- 

 tlüssigkeit verdrängt werden soll. Das Stück 1) ist zugleich Deckel 

 dieses Gefäßes und dient noch zur Übertragung des zu messenden 

 Druckes auf den Kontrollring. 



Die Flüssigkeitsmasse ist ebenso wie bei den Apparaten von 

 Amsler und Wazau auf kleinstes Maß zurückgeführt dadurch, daß der 

 Deckel D in das Gefäß R eintaucht. Die Flüssigkeit steht durch ein 

 langes enges Rohr mit einem Uberlaufrohr U oder mit den Steige- 

 rohren ABC in Verbindung, die verschiedenen Durchmesser bei etwa 

 I m Höhe haben. 



Diese Rohre können durch Ventile V^ bis F, nach Belieben mit dem 

 Gefäß verbunden werden, so daß vei-schiedene Übersetzungsverhältnisse 

 zur Ausmessung der verdrängten Wassermasse benutzt werden können. 

 Das Überlaufrohr U gestattet zugleich eine leichte Eichung der Steige- 

 rohre und vor allen Dingen leichte Kontrolle über die Wirkung der 

 Wärmeänderungen auf die Meßvorrichtung. Ferner gestattet es bei 

 Versuchen mit häufigen Kraftschwankungen die auftretende Maximal- 

 kraft, durch die ausgeflossene Quecksilbermenge leicht und genau zu 

 kontrollieren. Wenn die Auswahl der Querschnitte in den Steige- 

 rohren so getroffen wird, daß sich für die zu messende Höchstleistung 

 eine Steighöhe von 100 cm ergibt, so kann man leicht die Kraft bis 

 auf ganze Prozente der Höchstleistung ablesen und bis auf o.i Prozent 

 schätzen, was für praktische Zwecke immer ausreicht. Um aber fest- 

 stellen zu können, bis zu welcher Empfindlichkeit das Meßverfahren 

 innerhalb praktisch brauchbarer Grenzen überhaupt getrieben werden 

 kann, habe ich in die Rohrleitung die Quecksilbertlasche Q eingeschaltet, 

 aus welcher durch eine feine Spitze U Quecksilber in ein Wägegläschen 

 verdrängt wird. Das Gewicht der verdrängten Quecksilbermenge gibt 

 dann ein sehr empfindliches Maß für die elastische Formänderung des 

 Kontrollkörperringes und damit für die zu messende Kraft P und er- 

 leichtert die Eichung der Steigröhren. 



Wenn die gewählten Abmessungen betragen: /= 200 qcm; F 



= 2000 qcm; a = 3.10"'; / = 3 cm; .*( = 13.5, so wird rechnungs- 



P 

 mäßig: für p = 3000000 kg, d. h. o" = ^f= i 500 Atm. die verdrängte 



Quecksilbermasse : 



vs = e/.v = Ua-f-s = 3. 3.10-'- 15 -10^2. 10'. 13. 5 = 3.6 g. 



