Martens: Über die Messuiij; grosser Kräfte im Materialprüiiiugsweseii. 1141 



Die Vei-drängung von o.oo i g zeigt also eine Kraftänderung von 



— ~- • ^oooooo ro looo kt>' an. 

 3600 ^ ^ 



Diese mit Flüssigkeitsverdrängung arbeitenden Meßwerkzeuge sind 

 sehr empfindlich gegen Wärmewirkungen, und man wird in dieser Be- 

 ziehung besonders achtsam sein müssen. Aber die ganze Anordnung 

 ist doch so bequem und übersichtlich, daß ich mir erheblichen Nutzen 

 davon verspreche. 



Um zu zeigen, welche Aufgaben man mit den eben beschriebenen 

 Einrichtungen etwa in der technischen Praxis aufnehmen könnte, will 

 ich folgende Skizze geben. Man könnte die Apparate anwenden, um 

 an vollständig ausgeführten Objekten, z. B. an einem Fabrikschorn- 

 stein oder an einer eisernen Brücke, die Winddruckmomente so zu 

 bestimmen, wie sie in Wirklichkeit am Bauwerk und im Gelände herr- 

 schen, und man könnte sich auf diese Weise von den üblichen Rech- 

 nungsannahmen freimachen oder sie kontrollieren. 



Den Schornstein würde man betriebsfertig auf einen eisernen 

 Rahmen stellen, der von vier Kraftmessern nach dem Schema Fig. 6 

 und 7 getragen wird, die mit Leichtigkeit so gebaut werden können, 

 daß sie für jedes Schornsteingewicht ausreichen. Der Schornstein ließe 

 sich auch leicht so anordnen, daß er in Betrieb genommen, und daß 

 während des Betriebes die Untersuchungen durchgeführt werden können. 

 Man kann* dann jahrelang mit großer Sicherheit die Maximalmomente 

 des Winddruckes nach den vier Himmelsrichtungen durch die während 

 dieser Zeit aus den vier Kraftmessern ausgetretenen Quecksilbermengen 

 bestimmen. 



