960 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 22. Juli 1909. 
Fig. 4. ren Messingrohre aller drei Teile haben unter- 
einander gleiche Durchmesser. In den beiden 
Endstücken A und C werden die inneren Rohre 
konzentrisch in den äußeren durch eingekittete 
Bernsteinringe gehalten. Die Teile A und € 
können zusammengeschoben werden, und ihre 
Kapazität wurde dann zu der des Elektrometers 
gehörig betrachtet. Zwischen A und (€ lassen 
sich die Rohre B einschieben. Die dadurch 
entstandene Kapazitätsvergrößerung entspricht 
der Kapazität eines Zylinderkondensators von 
der Länge des Mittelstückes 3. Die Kapazität 
b 
desselben ist nach der Formel = !: 2 log nat — 
a 
zu berechnen. Diese Formel vernachlässigt be- 
kanntlich die Streuung der Kraftlinien an den 
| 
| 
| ” - ” 
| Enden des Zylinderkondensators, gilt aber in 
\ dem vorliegenden Falle streng, da an die 
N A Enden der Rohre des Mittelstückes B sich die 
Da I gleichdimensionierten der Endstücke A und C 
i | anschließen!. Die Berechnung ergab für das 
zw Elekiromeer  Mittelstück B eine Kapazität von 62.7 em. 
Die Eichung der Physikalisch-Technischen 
Eras Reichsanstalt ergab den Wert von 70.6. 107"? 
Farad, in stat. Einh. 63.4 em’. Der letztere 
Wert wurde allen Berechnungen zugrunde gelegt. 
Es ergab sich also folgende Versuchsanordnung für die Vakuum- 
messung (s. Fig. 5). Das Glasrohr A war auf der einen Seite durch 
die aufgekittete Messingscheibe B verschlossen. Von derselben wurde 
mittels eines Bernsteinstückes € die Poloniumscheibe P getragen. Auf 
der Messingscheibe war außerdem der Messingzylinder D befestigt, 
der eine das Poloniumpräparat überragende kreisförmige Blende E 
trug. Dieselbe bewirkte, daß nur Strahlen von einem bestimmten 
Öffnungswinkel von dem Poloniumpräparat aus in den Raum links 
! Auch für den Fall, daß der Kondensator nieht berechnet, sondern nur geeicht 
werden soll, bietet er den Vorteil, daß man die Kapazität der Zuleitungsdrähte elemi- 
nieren kann, indem man zuerst die zusammengeschobenen Endstücke mit der Zulei- 
tung bestimmt. Bei der zweiten Messung ınit dazwischengesetztem Mittelstück erhält 
man dann die unbeeinflußte Kapazität des Mittelstückes. 
2 Die Berechnung setzt genau zentrische und zylindrische Rohre voraus. Jede 
Exzentrizität vergrößert die Kapazität. Daraus erklärt sich der höhere, von der Phys.- 
Techn. Reichsanstalt angegebene Wert. Die Eichung geschah nach der absoluten Max- 
weL-Tuousosschen Methode. 
